984 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



A. Gaudry dans les limons rouges à Hipparion de TAttique, se reliaient, 

 vraisemblablement à l'origine, aux dépôts marins qui s'accumulaient sans 

 interruption dans celle fosse, à l'époque ponlique. 



OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE. — Déterminatioji précise de la salinité des eaux 

 de mer par la mesure de l'indice de réfraction. Note de M. Alphonse 

 lÎERGET, présentée par S. A. S. le Prince de Monaco. 



La détermination, à bord même du navire, de la salinité des eaux de 

 mer n'est possible que par l'intermédiaire de la densité, et celle-ci même 

 ne peut se déterminer à bord que par l'emploi de l'aréomètre, l'emploi de 

 la balance de précision étant impossible à la mer. Gela suppose une relation 

 exacte et connue entre la salinité et le poids spécifique. 



Depuis longtemps déjà on avait pensé à utiliser, pour la délerinination de la salinité 

 d'une eau de mer, la mesure de son indice de réfraciion; dans ces dernières années 

 on a utilisé quelquefois, pour ce faire, les réfraclomètres à réflexion totale, du type 

 (le ceux du D'' Pulfrich nu du D' Abbe. Ces instruments sont basés sur le pointage 

 de la ligne de séparation entre une zone de lumière et une zone d'ombre. 



J'ai pensé qu'on pourrait avoir une précision au moins aussi grande, avec un pointé 

 plus aisé, en utilisant, non pas le phénomène de la réflexion totale, mais celui de la 

 déviation d'un rayon de lumière simple par le prisme. Lorsque l'angle réfringent d'un 

 prisme esl petit, la déviation A du rayon lumineux est reliée à l'indice de réfraction /; 

 et à l'angle du prisme A par la relation simple : 



l = {n—i)k. 



M. Gh. Féry a construit sur ce principe un réfractomètre aussi simple 

 que précis, aujourd'hui très employé dans l'industrie. 



.l'ai pensé qu'on pouvait améliorer encore cet instrument, déjà excellent, 

 on augmentant la précision de ses lectures. 



.l'ai, à cet effet, substitué à la division sur maillechort une division sur argent, j'ai 

 supprimé le vernier el je l'ai remplacé par un microscope dont l'oculaire est muni 

 <l'une vis microcentrique à tambour, commandant un fil mobile. Le point de la position 

 correspondant à la uiesure se fait en amenant l'image d'un fil vertical, éclairée par la 

 lumière d'une lampe à sodium el envoyée par un collimateur, à bissecter un réticule 

 en croix de Saint-André placé dans l'oculaire de la lunette. Je me suis assuré que ce 

 pointé se faisait à une ou deux divisions près du tambour du microscope. Une division 

 de ce tambour vaut, en fonction de son indice, o", 000000479. Pour amener la bissec- 

 tion de la croix de Saint-André par le fil vertical, on manœuvre un bouton qui corn- 



