SÉANCE DU lO AVRIL 1911. lOOI 



partie supérieure était posé, par trois vis calantes engagées dans trois rai- 

 nures, un petit pied de théodolite qui portait le miroir. Les axes des deux 

 théodolites élaient déterminés, comme il a été dit dans une Note précé- 

 dente, par l'appui discontinu de deux rayures en relief sur un axe plein. 



De la sorte l'alidade porte-microscopes était solidaire de l'axe particulier 

 au miroir et l'on pouvait faire tourner celui-ci soit indépendamment des 

 microscojjes autour de Taxe supérieur, soit solidairement avec ceux-ci 

 autour de l'axe inférieur. 



Le limbe était fixe, contrairement à ce qui a été fait en général dans les 

 instruments répétiteurs, et une opération était conduite de la manière sui- 

 vante : le mouvement autour de l'axe inférieur étant arrêté, et les micro- 

 scopes lus, on amenait le pointé sur la première mire en tournant le miron- 

 autour de son axe supérieur, dont ou réalisait la fixation parfaite avant 

 d'achever le pointé au fil mobile de la lunette, puis l'ensemble microscopes 

 et miroir était tourné de manière à amener le pointé sur la deuxième mire, 

 la lixalion de l'axe inférieur étant réalisée avant d'achever le pointé au 

 lil mobile. On recommençait alors les opérations sans lire les microscopes; 

 ceux-ci étaient lus seulement à la fin de l'opération, quand on avait réalisé 

 le nombre de répétitions voulu. 



I^e parallélisme des deux axes de rotation étaitréalisé d'abord au niveau, 

 puis à la lunette, en amenant l'image d'une même mire à se faire toujours 

 à la même hauteur dans le champ, quelle que fût la position relative du 

 miroir et de l'alidade porte-microscopes. 



.Nous ne nous sommes servi, pour les mesures, que de la partie centrale 

 du champ de la lunette. 



En dehors du centre du champ, il y avait une petite erreur de parallaxe 

 due à la courbure, et celle-ci pouvait atteindre une seconde aux bords. 



Les mires étaient constituées par des triangles blancs sur fond noir, à 

 bissectrice verticale; le pointé dans ces conditions se fait 1res bien, sans 

 hésitation sur la manière de prendre la mire; quand les piliers sont stables 

 et ne tournent pas, tous les pointés se trouvent compris dans une seconde 

 sexagésimale. 



L'appareil était installé, grâce à l'extrême obligeance du colonelJouanne, 

 dans une baraque optique du mont Valérien, sur une base d'une grande 

 solidité, et à l'abri des intempéries. 



L'appareil tel qu'il était ainsi constitué ne pouvait être manipulé par un 

 seul observateur. Le colonel Bourgeois a bien voulu mettre à ma disposition 

 des officiers de son service, et je remercie ici les capitaines Boue et Thomas 

 qui m'ont apporté une aide précieuse au début du travail, et surtout le 



