I^l52 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHRONOMÉTRIE. — Comparaisons radiolèlè^raphiques de chronomètres par 

 la méthode des coïncidences entre Paris et liizerte. Noie de MM. Claude, 

 Ferrie et Driexcourt, présentée par M. H. Poincaré. 



I. Pour faire suite à nos précédentes Communications ('), relatives aux 

 comparaisons de chronomètres ou pendules à distance par la mélliode des 

 coïncidences au moyen de signaux radiotélégrapliiques, nous donnons ci- 

 après les résultats des nouvelles expériences exécutées le mois dernier entre 

 Paris et Bizerte à la demande du Bureau des Longitudes. 



Indépendamment de l'intérêt quelles devaient présenter par rapport aux 

 précédentes en raison de la distance plus grande des deux stations (i55o'"" 

 au lieu de 600 qui est celle de Paris à Brest^ et des troubles plus nombreux 

 dans la réception des signaux, ces expériences offraient ceci de particu- 

 lier que, les deux stations ne pouvant être reliées par téléphone, il n'y avait 

 plus à compter sur les comparaisons téléphoniques pour en tirer des résul- 

 tats d'une exactitude en quelque sorte absolue et que les comparaisons radio- 

 télégraphiques devaient être conduites de manière à fournir elles-mêmes 

 leur degré de précision. 



Il fallait pour cela faire des signaux hertziens dans les deux sens, par 

 conséquent disposer d'un pendule à battements radiotélégraphiques dans 

 chaque station. Le pendule à seconde du poste de la Tour l']iffel qui avait 

 servi jusque-là est d'un réglage assez délicat : le moindre boitement em- 

 pêche de bien apprécier les coïncidences. Avec un pendule à demi-seconde 

 muni d'un dispositif supprimant un battement sur deux, on n'aurait pas à 

 effectuer ce réglage. On fit donc construire un instrument de ce genre pour 

 Bizerte, et, afin d'avoir autant que possible symétrie d'émission dans les 

 deux stations, on en fit faire un autre pour Paris. On combinait en même 

 temps pour Bizerte une planchette de longitudes comprenant tous les appa- 

 reils spéciaux : manipulateur à turbine, relais, etc., de manière à n'avoir 

 qu'à la placer sur une table à côté de celle (juiporle les appareils nécessaires 

 au service normal de la station et à ne pas gêner la mise en œuvre de ces 

 derniers. 



I^e personnel de la mission, pour lequel les Ministres de la Guerre et de la 

 Marine avaient accordé gracieusement toutes les autorisations nécessaires, 

 comprenait : pour la station de Bizerte, M. l'ingénieur hydrographe en 



(') Coin/Jlei rendus, séances des 7 février el il novembre ii)io. 



