SÉANCE DU 12 JANVIER I9l4- 83 



Rédnit à ses éléments essentiels, le spectrographe à prisme objectif que 

 je propose pour mesurer les vitesses radiales, est constitué comme il suit. 

 On suppose l'appareil installé sur un pied équatorial entraîné par un 

 mouvement d'horlogerie et muni de rappels en ascension droite et en. décli- 

 naison. 



Le prisme P, employé pour disperser la lumière, a sa base BC polie et 

 argentée, en sorte que deux faisceaux pénètrent dans la chambre photogra- 

 phique : un faisceau dispersé et un faisceau non dispersé, ce dernier prove- 

 nant des rayons réfléchis sur BC. Le faisceau dispersé donne un spectre qui 

 s'inscrit sur la plaque photographique/?, le faisceau non dispersé uneimage 

 de l'étoile sur une plaque photographique p\ fixée sur le même support D que 

 la première. Avant de converger sur la plaque p', le faisceau réfléchi sur BC 

 traverse une glace à faces parallèles G, montée sur le support D, glace dont 

 une face est semi-argentée. Ce faisceau est ainsi décomposé en deux parties, 

 l'une qui impressionne la plaque />', l'autre qui donne une image réiléchie 

 de la source lumineuse, observable avec un oculaire /, image qu'on pla- 

 cera, comme il sera indiqué plus loin, sur un fil/, lié au supportD, pendant 

 l'observation. L'épaisseur à donner à l'argenture, déposée sur G, doit être 



^ 



^^ 



telle que le temps de pose nécessaire, pour impressionner le spectre, sur la 

 plaque p, égale le temps de pose nécessaire, pour impressionner l'image de 

 la source, à travers la glace G. sur la plaque /)'. 



