84 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Enfin, un petit miroir m, de quelques centimètres d'ouverture (5""), est 

 accolé au prisme P. Il est orienté de façon que le fil /"coïncide avec son 

 ima}j;e obtenue par aulocollimation sur ce miroir. 



Durant la pose, le miroir m ne doit pas se déplacer par rapport au 

 prisme. Celte condition est facilement réalisable, en enfermant le tout 

 dans une enceinte maintenue à température constante, dans laquelle la 

 lumière pénètre à travers une glace à faces parallèles. On assure, du même 

 coup, l'invariabilité des indices de réfraction du prisme. 



Les plaques photographiques />,//, la glace G, le fil / et un autre fil, 

 perpendiculaire au premier, déterminant par leur croisement un point 

 de repère dont l'usage sera indiqué plus loin, forment un système qui 

 doit aussi rester invariable. La réalisation de cette condition ne présente 

 évidemment aucune difficulté. Le support D, sur lequel sont montées ces 

 diverses pièces, est d'ailleurs mobile dans une coulisse, suivant le sens pp., 

 à l'aide d'une vis micrométrique munie d'un tambour divisé T. 



Sauf les deux parties de l'appareil dont il vient d'être question, le reste 

 ne nécessite pas de stabilité particulière et il n'y a aucunement lieu de se 

 préoccuper des flexions des pièces métalliques constituant la monture. 



Au dispositif qui vient d'être décrit, seul représenté sur la figure, il faut 

 adjoindre : 



1° Un collimateur au foyer duquel est disposé une fente éclairée par 

 la source de comparaison, fente dont le centre est masqué par un petit 

 écran opaque, de largeur très légèrement supérieure à celle qu'on veut 

 donner au spectre stellaire (en supposant la longueur focale du collimateur 

 égale à celle de robjeclifO). Il convient de monter ce collimateur sur le 

 même bâti que le corps du spectrographe; 



2° Un miroir plan M, mobile autour d'un axe à portée de la main de 

 l'observateur, miroir cpii, une fois amené dans la position d'utilisation, doit 

 réfléchir les rayons émanant du collimateur sensiblement dans la direction 

 des rayons venant de l'étoile. La monture de ce miroir doit être munie de 

 moyens de réglages pcimellant à l'opéiateur de placer, sur le repère du 

 fil f^ l'image du centre de la fente fournie par les rayons réfléchis sur la 

 base BC du prisme P. L'orientation de la fente, dans son plan, doit 

 d'ailleurs être telle que son image s'applique sur le fil y. 



Le collimateur, pas plus que le miroir M, n'ont besoin d'être montés de 

 façon absolument stable. 



Voici maintenant comment on doit procéder, avec ce dispositif, pour 



