88 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



réalisées photograpliiquement, pour chacune des étoiles, se verront, à Ira- 

 vers l'oculaire /, dans une direction parallèle au fil y, quand on amènera 

 le miroir M dans sa position d'utilisation. D'autre part, les images des 

 étoiles, sur le cliché p\ se formeront, au moins approximativement, au 

 centre même des images des fentes corri'spondanl à chacune d'elles, quand 

 le spectrographe ainsi agencé sera dirigé vers la région du ciel, considérée 

 tout à l'heure, et le miroir M réglé, dans sa position d'utilisation, de façon 

 que le repère du fil y bissecte le centre de la fente relative à l'étoile guide, 

 maintenue sous le même repère, pendant la pose. Sur le cliché />, les spectres 

 stellaires seront intercalés au centre de la bande longitudinale non impres- 

 sionnée traversant chacun des spectres de comparaison. 



Des valeurs de I, «, $, cp, connues pour l'étoile guide, on déduira, d'après 

 les données fournies par les catalogues, celles qui se rapportent aux étoiles 

 venues sur les clichés. On évaluera également l'angle 0, pour chacun de ces 

 astres, dont la vitesse radiale s'obtiendra en combinant, comme il a été 

 expliqué ci-dessus, les mesures faites sur les clichés /^ et/>'. 



PHYSIQUE. — Méthode pour le réglage (tune litnclte en aulocollimation . 



Note de M. G. Lippmaxn. 



On sait qu'il est parfois nécessaire de régler une lunette en autocollima- 

 tion, et que ce cas se présente notamment quand on veut déterminer le 

 zénith : la surface réfléchissante est alors celle d'un bain de mercure. La 

 méthode que je vais décrire et que j'ai étudiée expérimentalement me 

 paraît donner une grande précision. 



Le réticule employé est une fente à bords très minces et très nets, obtenue 

 en traçant un trait de diamant sur la surface argentée d'une lame de verre M. 

 Cette fente est placée dans le plan focal d'une lunette coUimalrice, la face 

 argentée étant du côté de l'objectif O, et la lame est inclinée à /|5" environ 

 sur l'axe de la lunette. On éclaire la fente par une source S, et on l'observe 

 laléialement à l'aide d'un oculaire o. 



Cfla posé, voici comment fonctionne l'appareil : 



Si le réglage est parfait, c'est-à-dire si les rayons émergents sont exacte- 

 ment perpendiculaires à la surface du mercure, les rayons réfléchis coïn- 

 cident avec les rayons incidents et limage réfléchie de la fente retombe 

 exactement sur celle-ci; les rayons réfléchis ressortent donc par l'ouverture 

 qu'ils avaient traversée, et l'œil n'aperçoit rien : il y a obscurité. 



