SÉANCE DU 26 JANVIER I9l4- 219 



ASTRONOMIE. — Sur la déter-rninatiuii du coefficient thermométrique 

 des vis de micromètre. Noie de M. G. Bigol'rdan. 



Les variations de température changent la distance focale de l'objectif 

 d'une lunette, la longueur de son tube et celle du pas de la vis du micro- 

 mètre; par là, elle agit d'une manière complexe pour modifier la valeur 

 angulaire d'un tour de cette vis. 



D'ordinaire, c'est par des observations directes sur le ciel qu'on déter- 

 mine le coefficient thermomètrique des vis de micromètre, c'est-à-dire la 

 variation angulaire de i tour correspondant à une variation de température 

 de 1". 



Pour l'équatorial, un des moyens les plus sûrs pour obtenir la vraie 

 valeur de ce coefficient est de mesurer avec la vis la différence de déclinai- 

 son de deuv étoiles voisines du pôle et convenablement éloignées l'une de 

 l'autre en déclinaison; ces étoiles étant faciles à observer en hiver comme 

 en été, c'est-à-dire à des températures assez différentes, on compare les 

 résultats, après avoir tenu compte de la précession, de la nutation et de 

 l'aberration. 



I/incertitude que présente cette méthode lienl surtout aux écarts de la 

 mise au foyer, quelque soin d'ailleurs qu'on apporte à celle-ci, quand on 

 la réalise directement sur le ciel : avec des lunettes de 5™ à (J'" de distance 

 focale, il n'est pas rare de trouver, dans les lectures de mise au foyer, des 

 nombres différant de 1™'" et même davantage, quoique la température soit 

 sensiblement la même. 



Tout ce qui peut servir à mieux déterminer rapidement le foyer aidera 

 donc à trouver le coefficient thermométrique avec plus de précision : c'est 

 ce que permet l'ingénieuse méthode que vient d'imaginer M. Lippmann (') 

 pour régler une lunette en autocoUimation, et au moyen de laquelle la 

 même incertitude sur la mise au foyer est de l'ordre du micron pour des 

 objectifs ordinaires de 2™ de distance focale. 



Alors la manière de procéder pour déterminer le coefficient ihennomé- 



('j G. I^IPPMANN, Mélliode pniir le rf!^liis;i: d une luiicllr eu auliiiotUmulKtti 

 {Comptes rendus, t. I08, i?. janvier igi.'j, p. 88-90). (Certains procédés [de labora- 

 toire permettraient d'obtenir la distance focale avec plus de précision que les déter- 

 minations directes sur le ciel, mais elles sont assez difficilement applicables dans les 

 conditions même où l'instrument est employé aux observations célestes. 



