SÉANCE DU l6 FÉVRIER I914. 471 



CHRONOMÉTRIE. — Étude de nouvelles mètlwdes de compensation 

 et quelques ajustages thermiques. Note de M. J. A.vorade. 



I. Lorsque, soit pour des balances de précision destinées aux mesures de 

 couples horizontaux, soit pour les chronomètres marins, on cherche à per- 

 fectionner la régularité d'action des systèmes de spiraux comme je l'ai 

 indiqué dans diverses Notes des Comptes rendus en 191 3, on est amené tout 

 naturellement à rechercher la suppression de la bague ouverte et flexible 

 employée jusqu'ici pour la compensation, bague ouverte dont la défor- 

 mation dans le cours même d'une vibration d'un balancier de chronomètre 

 marin produit la forte perturbation d'isochronisme signalée par Phillips. 



Pour les montres de poche, M. Guillaume, associant le spiral lui-mènic 

 à la compensation, a réussi à utiliser un balancier rigide. 



C'est un problème analogue, mais avec un spiral quelconque, qu'il faut 

 s'efforcer de résoudre si l'on veut faire disparaître là perturbation ci-dessus 

 rappelée et qui n'est plus acceptable avec la nouvelle précision de la régu- 

 larité d'action des spiraux associés. 



II. Si, par exemple, on emploie un système de spiraux de palladium 

 dont l'erreur secondaire est négligeable, il s'agit de compenser la perte 

 élastique du spiral qui, par degré centigrade, est de l'ordre de 2 x io~', 

 c'est-à-dire très notablement supérieure à la grandeur de la simple dilatation 

 thermique. 



Il s'agit d'amplifier l'effet de dilatation et de le transmettre à une masse 

 compensatrice, le balancier restant rigide dans le cours d'une vibration. 



Trois méthodes s'offrent pour cet objet; toutes trois utilisent un corps ou 

 *w/)yDor/ ûf'mwir pour appuyer la dilatation centripète de la masse compen- 

 satrice. 



Première méthode. — Le métal le plus dilatable et le métal le moins dila- 

 table sont en contact par au moins deux surfaces de contact, planes ou 

 coniques, ayant un même centre de pivotement géométrique situé hors des 

 matières en contact, mais suffisamment loin par rapport aux dimensions du 

 balancier, en sorte que sous l'action de la chaleur le métal le plus dilatable 

 glisse de ce /)om^</eyMiVe fjWwe/ et subit de ce fait un déplacement centri- 

 pète qu'il est possible de rendre de 20 à 100 fois plus considérable que la 

 dilatation pure et simple relative des deux métaux en contact. Il y a natu- 

 rellement avantage à prendi'e si possible comme métal le moins dilatable : 

 l'invar. 



