472 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Je me suis tout d'abord assuré, par un coulage et refroidissement lent 

 d'alliage Darcet dans un moule de forme appropriée dont les surfaces inac- 

 tives avaient été protégées par des bandes d'amiante, qu'il était possible 

 de réaliser assez facilement des guidages thermiques de cette nature entre 

 deux solides. 



Entre l'alésage mécanique et la méthode de coulage, l'expérience déci- 

 dera. 



Deuxième méthode. — Deux ou mieux quatre bras du balancier portent 

 chacun un enclos métallique contenant un réservoir de mercure, commu- 

 niquant par un conduit presque capillaire avec une cavité très légèrement 

 surélevée et beaucoup plus petite que le réservoir circonférentiel ; ce mer- 

 cure dont le trop plein est ramené par la chaleur vers le centre, se comporte 

 comme une masse compensatrice semi-rigide durant une vibration du 

 balancier. 



Troisième m.èthode. — Au moyen de deux ajustages tronconiquesou tra- 

 pézoïdaux et d'un ressort d'appui assez puissant, fortement bandé, on peut 

 réaliser un levier, guidé sans ébats par une dilatation ordinaire ; l'extrémité 

 du levier porte alors la masse compensatrice dont le déplacement amplifie 

 la dilatation qui actionne le petit bras du levier. 



Dans ce dernier ordre d'idées, je crois intéressant de signaler un mode 

 d'ajustage réalisant un centrage thermique entre deux organes métalliques 

 dillérents. 



Soient un noyau solide cylindrique S, et un anneau cylindrique S,; réu- 

 nissons-les par trois clavettes radiales, en invar par exemple. Les rayons R, 

 et Ka des bords interne et externe de la clavette appuyée sur les deux corps 

 de coefficient de dilatation C, et C^ étant assujettis à la relation 



(C,-C„)R.= (C,-C„)R„ 



où C(, désigne le coefficient presque nul de l'invar; dans ces conditions, la 

 clavette sera appuyée sur les deux parois de l'entaille radiale. 



Exemple.— Un noyau central d'aluminium et un anneau cylindrique en 

 fonte seront axés à toute température par une seule vis convenable sur 

 chaque clavette, l'écrou de la vis est dans le corps en fonte de l'anneau 

 cylindrique externe. 



Des trois méthodes ci-dessus, les deux premières seules sont d'une réali- 

 sation réellement pratique et je compte les appliquer dans le montage de 



