56; 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



Si le conducteur est disposé en prise de potentiel et relié à un électro- 

 mètre, des indications de celui-ci on peut conclure le potentiel du corps 

 chargé, pourvu que les conditions du dispositif soient bien définies. 



La valeur du potentiel lu sur l'électromètre et la vitesse avec laquelle 

 l'équilibre s'établira dépendront du potentiel réel du corps chargé, de la 

 distance qui le sépare de la prise de potentiel, de l'intensité du courant 

 transporté par ionisation, de la capacité du )nontage et enfin du rapport 

 entre l'intensité du courant du corps chargé et la fuite électrique du sys- 

 tème de mesure, toutes choses égales d'ailleurs. J"ai étudie le phénomène 

 ci-dessus signalé en vue de la réalisation d'un dispositif pratique permettant 

 la mesure de potentiels électriques à distance, sans fils. 



Principe. — Un disque garni d'une substance fortement radioactive sert 

 simultanément de source ionisante et de prise de potentiel; ce dispositif, 

 reposant sur un support isolant, est relié à un électromèlre à lecture 

 directe indiquant immédiatement la valeur du voltage régnant au niveau 

 de la prise de potentiel. 



Description. 



La prise de potentiel est constituée par un disque métal- 



D 



lique portant un écran Ra d'un diamètre de 48™°', garni d'une certaine 

 quantité de sel de radium assez pur. Le disque est vissé dans un autre pla- 

 teau métalli(|ue F d'un diamètre de 90"™, lequel est fixé au bout d'une tige 

 métallique arliculée C. 



Cette tige est maintenue par un tube en ébonite T long de 180'"'", 

 servant de support isolant et disposé sur un socle métallique O. L'extré- 

 mité inférieure de la tige C est reliée, au moyen d'un filmétallique mince 



