SÉANCE DU 23 FÉVRIER I9l4- '^63 



pouvant avoir une longueur de quelques mètres, à la borne d'un électro- 

 mètre dont j'ai précédemment donné la description ('). Cet instrument 

 est caractérisé par ses faibles dimensions, par son aiguille rigide se 

 déplaçant sur un cadran fixe divisé directement en volts et permettant 

 ainsi un maniement et une lecture semblables à ceux d'un voltmètre ordi- 

 naire. Sa capacité est de l'ordre de 6 U. E. S., celle de l'ensemble du 

 montage de i5 U. E. S. environ. 



Fonctionnement. — En disposant le système (-) composé du récepteur 

 relié à l'électromètre par un fil long de So™ environ, aussi libre que 

 possible, c'est-à-dire à distance de tous objets, on peut faire les expé- 

 riences suivantes : on frotte légèrement un morceau d'ébonite ou de cire à 

 cacheter, et on le pose à une distance de So'™ environ du récepteur; 

 l'aiguille dévie alors jusqu'au maximum de sa course : 35o volts. Cette 

 même expérience réussit à une distance plus forte, jusqu'à 60™ et plus, 

 avec un morceau d'ambre légèrement frotté ou avec une pellicule de 

 celluloïd frottée entre les doigts. Avec une petite machine statique, l'expé- 

 rience peut réussir à plusieurs mètres de dislance en mettant l'un de ses 

 pôles à la terre: il en est de même avec une bobine de Ruhmkorff" ou 

 n'importe quel transformateur de haute tension, si l'on redresse le courant 

 par un moyen quelconque. L'électrisation (due au glissement) des cour- 

 roies en cuir ordinaire peut être démontrée à une distance de i™ ou plus 

 de la courroie en mouvement. Il en est de même avec les machines 

 quelconques dont des organes en mouvement sont constitués par des 

 substances isolantes, telles qu'il y en a dans l'industrie textile, par exemple. 



Enfin, la démonstration réussit très bien à quelques décimètres de 

 dislance avec du papier sec frotlé entre les doigts ou avec des fibres lextiles 

 en les étirant. La soie et la laine accusent ainsi une forte électrisation. 



En entrant avec l'appareil dans une de ces usines, l'aiguille dévie instan- 

 tanément à une distance de plus de i"" de l'endroil où a lieu l'opération. 



Indications en fonction des conditions. — En chargeant une plaque métal- 

 lique D d'un diamètre de 160™"' à différents potentiels provenant d'une 

 source constante (accumulateurs) et en variant la distance entre ce plateau 

 et l'écran du récepteur, on obtient les indications suivantes de l'électro- 

 mètre : 



'(') Comptes rendus, t.. 157, igiS, p. 768. 



(-) Construit par la Société d'Appareils de Mesures. 



