SÉANCE DU 9 MARS igi/j. 69^ 



clans le jiliolomélrage, par Ji\ obsei'valeurs exercés, d'un lube au néon de /JS"""" sous 

 0,88 A, MM. Broca et Laporte oiU pu relever des chifVres échelonnés entre 62 bougies 

 el 2o5 bougies par mètre. Pour situer par rapport à celte série les résultats ci-après, 

 je dirai que j'y figurerais moi-même avec un chitTre sans doute voisin de i5o bougies. 



J"ai atténué les erreurs de ces mesures en comparant, dans chaque cas, 

 une tranche du tube à mesurer toujours avec la même tranche d'un autre 

 tube à néon bien formé, constamment traversé par le même courant. Cette 

 seconde tranche sert donc d'étalon secondaire, et l'on a ainsi à comparer 

 deux lumières de même couleur, chose relativement aisée. La difficulté est 

 alors limitée à l'étalonnage de cette tranche une fois pour toutes, par rapport 

 à un étalon qui, dans l'espèce, a été une lampe Carcel, en raison de la 

 couleur déjà rougeàtre de sa lumière. Si les valeurs absolues restent de 

 cette façon incertaines, du moins peut-on accorder plus de confiance aux 

 valeurs relatives des divers tubes les uns par rapport aux autres. 



Lîs comparaisons se faisaient à l'aide d'un prisme triangulaire blanc entre la 

 tranche étalon et une tranche de longueur variable du tube étudié. 



On relevait en même temps la différence de potentiel aux bornes, le courant el la 

 puissance totale, sauf quelques points en ce qui concerne cette dernière, le watl- 

 raèlre ayant été détérioré. Plusieurs séries de lectures ont été faites, dont les résultats 

 photométriques différaient quelquefois entre eux de plus de 10 pour 100. C'est la 

 moyenne de ces essais qui est indiquée ci-dessous; coscp, avec la signification qui lui 

 a été donnée dans ma Note du 12 décembre 1910, a été trouvé en moyenne compris 

 entre o,85 et 0,90. Dans les cas où la mesure du wattmèlre n'a pu être prise, on a 

 calculé la puissance en supposant coscp =; 0,87. L'erreur due à la présence du watt- 

 mèlre dans le circuit n'a malheureusement pas été corrigée, et celte erreur, appréciable 

 pour les petits tubes, m'a fait abandonner les résultats relatifs au tube de 5°"», 6. 



Ce Tableau, malgré le caractère précaire et incertain des mesures photo- 

 métriques, met en évidence plusieurs choses intéressantes. 



1° La puissance lumineuse, à densité de courant égale, n'augmente pas 

 comme les sections, mais à peine comme les diamètres; or, si le courant 

 croll comme le carré du diamètre, nous savons que par contre la chute de 



