SÉANCE DU l6 MARS IQI^- 785 



2IOO et i85o U. A. Celle absorplion nécessile des poses relalivement 



longues lorsqu'on utilise, comme nous l'avons fait, un spcclrograplie à 



lentilles et à prismes de quartz. Par contre, la dispersion est très grande et 



comparable à celle des grands réseaux de Rowland. D'autre part, les 



plaques photographiques ordinaires ont, pour les radiations de ce domaine, 



une sensibilité très insulTisante; nous nous sommes donc servis de plaques 



que nous avons préparées nous-mêmes suivant la technique de Schumann. 



I 



II. Les étincelles jaillissent (l;ins l'air entre des liges des niétanx étudiés. Elles sont 

 alimentées par un transformateur monté en résonance et réglé par une self primaire ; 

 la capacité de résonance est 0,01 niicrofarad environ. Une lentille de fluorine projette 

 sur la fente du spectrograplie l'image de l'étincelle. Les poses varient de quelques 

 minutes à plusieurs lieures. 



III. Les clichés sont mesurés à la machine à diviser en utilisant comme 

 raies de comparaison celles de l'aluminium et celles du cuivre. Nous avons 

 admis pour celles-ci les longueurs d'onde données par Eder dans un Mé- 

 moire récent (') et déterminées au réseau en unités internationales par 

 comparaison avec les étalons du fer. Nos longueurs d'onde sont donc don- 

 nées également en unités internationales et non ramenées au vide. En ce 

 qui concerne la précision des résultais, il importe d'observer qu'elle est 

 limitée principalement, dans notre domaine, par la rareté et le manque de 

 finesse des raies étalons acluellement connues. Les pointés au microscope 

 pouvant se faire souvent avec une précision supérieure à 0,01 angstrôm, il 

 serait très désirable qu'on disposât d'étalons plus nombreux et mieux 

 choisis pour tirer un parti complet de nos clichés. 



Au-dessus de ). z= 1979 nous avons fait nos calculs par des interpolations linéaires, 

 en utilisant les raies relativement rapprochées du cuivre. Nous estimons que nos 

 résultats sont e\acts à moins de o, 1 ang^trom. Au-dessous de celte limite, les seuls 

 repères pratiques sont fournis par les raies 1985 et 1862 de l'aluminium; ces repères 

 sont assez éloignés et manquent de finesse. Les interpolations sont alors faites par 

 une formule hyperbolique de Cornu. La concordance des mesures faites sur plusieurs 

 clichés nous |iermet de penser que les m03'ennes que nous donnons sont encore exactes 

 dans l'ensemble à o, 1 ou o, 3 angslruni près, et plus approchées dans oeilaines régions. 



IV. La Note actuelle donne les résultats obtenus pour le nickel et le 

 cobalt : nous espérons les compléter ultérieurement vers les grandes lon- 

 gueurs d'onde et aussi vers les petites. Les échantillons de nickel pur dont 



(') Eder, Wiener llericlite, t. CXXll, igiS, p. 607. 



C. R., 1914, I" Semestre. (T. 158, N° 11.) lOI 



