SÉANCE DU 6 AVRIL I9l4- lf>21 



de 371"", la largeur angulaire de la fenle étant la même que celle de la pile, 

 soit 6'. 



Je me propose de construire sur le même principe une pile à plusieurs 

 éléments ('). 



Le corps noir généralement employé est le four Heraeus qui en cons- 

 titue une bonne réalisation, mais qui ne permet pas de dépasser i/ioo"; en 

 outre, la constance de température nécessaire aux mesures n'est obtenue 

 qu'au bout d'un temps assez long et la grande quantité de chaleur qu'il perd 

 par le rayonnement de ses parois constitue un réel inconvénient dans les 

 mesures radiométriques. Mendenhall (-) a déjà conseillé de prendre comme 

 radiateur noir une lame de platine pliée en V présentant un angle de 10" et 

 chaufTée par le courant. 



Dans le même ordre d'idées, je préfère employer un four se rapprochant 

 davantage de la définition du corps noir : 



Il esl réalisé par une feuille de platine de o"'"',o5 d'épaisseur enroulée de faron à 

 constituer une surface cylindriijue incouiplétement fermée de 9""" de diamètre et de 

 5o"'™ de haut, la fente émissive parallèle à la génératrice présentant une lai gourde i""" 

 1^6 chauffage est obtenu par du cournnl alternatif, et avec une puissance de 

 8 volts X 100 ampères on atteint instantanément 1600". Les déformations du métal 

 ([iii résulteraient de la dilaliilion sont évitées par le montage indii|ué piii- la (igure 3. 



I^'inlluence des tiges d'arrivéedu courant devant être rendue négligeable,*on n'utiliseque 

 la région moyenne du four sur une hauteur de lo"'". Enfin, pour éviter toute variation 

 brusque de son régime qui pourrait résulter des courants d'air, le four est protégé par 



(') Je liens particulièrement à remercier ici M. Trevet, constructeur-mécanicien, de 

 son précieux concours. 



(-) C.-F>. Mendexhall, Astropliys. Journal, t. XWIII, 1911, p. 91. 



