Io58 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



davantage des conditions des observations aslrophysiques. T^a méthode ([ue 

 j'avais employée pour les flammes permet, avec quelques modifications, 

 d'aborder cette étude. 



Le spectrophotomètre dont je fais usage est celui qui m'avait servi pour 

 les flammes colorées, mais les prismes ont été remplacés par un réseau plan 

 de Rowland, l'intensité lumineuse permettant ici de faire usage d'une dis- 

 persion plus considérable. Le collimateur principal, qui reçoit la lumière 

 de l'arc, envoie ses l'ayons sur le réseau, puis sur la lunette d'observation, 

 dont l'oculaire est remplacé par une fente, sur laquelle se projette la raie 

 qu'on étudie. L'œil, placé derrière cette fente oculaire, voit une plage 

 uniformémenl éclairée, qui est la section du faisceau i?su du collimateur ('). 

 A cette plage est juxtaposée une autre plage de même nuance, fournie par 

 un collimateur auxiliaire, portant deux niçois, éclairé par une source à 

 spectre continu (-). On établit l'égalité d'éclat des deux plages en tournant 

 le nicol, dont l'angle fournit la mesure cherchée. 



La lunette d'observation a o"',4o de foyer, et l'intervalle de i angstrom 

 vaut sur le spectre environ o""",i ; c'est aussi la largeur qu'il convient de 

 donner à la fente oculaire (sauf pour des raies un peu élargies). La fente 

 du collimateur est beaucoup plus fine; il n'y a pas de difficulté à mesurer 

 séparément des raies distantes de cet intervalle de i angstrom. 



Sur l'axe du collimateur principal se trouvent, en dehors de la fente, une 

 lentille achromatique L, l'arc voltaïque, et un miroir sphérique concave, 

 dont le centre de courbure O occupe un point choisi dans l'arc voltaïque. 

 Le point O est le foyer conjugué, par rapport à L, du milieu de la feule du 

 collimateur, qui est de longueur très réduite. Ces réglages se l'ont par une 

 méthode optique précise, et les précautions nécessaires sont prises pour en 

 assurer la stabilité et la vérification. 



On mesure l'éclat I de la raie, un écran étant placé devant le miroir, puis 

 l'éclat L, l'écran étant enlevé. En appelant R le pouvoir réflecteur du 

 miroir, et 2 — K le pouvoir absorbant de l'arc pour la raie étudiée (comme 



(') L'appareil est très sensible aux défauts du système optique, car c'est en somme 

 une variante de l'expérience de Foucault pour l'étude des défauts des surfaces. Mais 

 les rayons venus de l'arc ne rencontrent, entre les deux fentes, que le réseau et les 

 deux objectifs, en sorte qu'il n'est pas difficile d'avoir des résultats satisfaisants. 



(•-) Pour le collimateur auxiliaire, j'ai conservé jusqu'ici les prismes, parce que le 

 réseau ferait perdre trop de lumière. Il en résulte ce petit inconvénient, qu'il faut 

 retoucher le réglage quand on passe d'une raie à une autre, pour conserver l'égalité 

 de nuance des deux plages. 



