l34o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



courbe obtenue. J'ai donc cherché à réaliser un tube à rayons cathodiques 

 qui permette d'obtenir sur une plaque photographique l'enregistrement 

 direct de la variation du phénomène étudié, périodique ou non et appli- 

 cable à des recherches sur la télégraphie sans fil. 



A cet effet, le faisceau de rayons cathodiques est reçu par la plaque pho- 

 tographique elle-même, qui a pris la place de l'écran fluorescent indiqué 

 plus haut. I^a couche sensible est impressionnée aux endroits frappés par 

 les rayons cathodiques et la trajectoire qu'ils ont tracée apparaît au déve- 

 loppement. 



Le tube est constiiiil de manière à permettre un ilénionlage facile; je donnerai 

 autre part sa description. Je signalerai seulement les points suivants : pour obtenir 

 une trajectoire de grande longueur sur la plaque malgré les dimensions restreintes de 

 celle-ci, j'utilise, d'une pari, un champ aiteinalif à loooo périodes par seconde pro- 

 duit par un arc chantant; sous Taclion de ce champ, le pinceau cathodique trace une 

 droite sur la plaque. Cette droite est, d'autre part, transformée en une courbe sinusoï- 

 dale constituée à peu près par des segments de droite, par l'adjonction d'un deuxième 

 champ de sens constant, perpendiculaire au premier et auquel on fait subir une 

 brusque variation d'intensité, durant par exemple un temps de l'ordre du millième de 

 seconde. Enfin le phénomène particulier qu'on veut étudier agit sur le faisceau catho- 

 dique de manière que la déviation variable qu'il pioduit soit perpendiculaire à la 

 droite initiale. Il faut évidemment créer ce phénomène dans l'intervalle du millième 

 de seconde que dure le trajet du faisceau sur la plaq.ue. C'est là une complication 

 inhérente à la méthode même. 



Pour obtenir une courbe nette et visible sur la plaque photograpliique, le fonction- 

 nement du tube doit être régulier et le faisceau cathodique intense. J'utilise à 

 cet effet, comme source électrique, une machine électrostatique de grandes dimen- 

 sions (' ). 



Cette méthode d'inscription permet évidemment de faire des mesures 

 de deux espèces : des mesures sur la grandeur étudiée et des mesures de 

 temps. Comparée aux autres méthodes qu'on pourrait employer dans les 

 mêmes recherches, comme par exemple la méthode du miroir tournant 

 (décharge d'un condensateur), elle présente l'avantage d'être une méthode 

 de déviation : la variation de la grandeur étudiée se traduit par un dépla- 

 cement plus commode à mesurer que les variations d'intensité lumineuse 

 de l'étincelle fournies parle miroir tournant. Relativement aux mesures de 

 temps, je signalerai que sur les clichés préliminaires obtenus actuellement 

 une longueur de i""" de la courbe enregistrée correspond à tin intervalle 



(')M. Villard a bien \oulu mettre cette machine puissante à ma disposition ; je lui 

 adresse mes vifs remercîments. 



