l4l2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



construction du microampèrenaèlre enregislreur : disposition dans un champ magné- 

 tique intense^ de l'ordre de 20000 et de Saooo gauss (éleclro type Weiss), d'un équi- 

 page de galvanomètre à cadre. 



C'est à l'aide d'un semblable dispositif que, dès décembre 191 1 ('), 

 j'obtenais, à Poitiers, le premier des enregistrements graphiques de 

 signaux horaires qui ait été réalisé. 11 suffit d'adapter au cadre du micro- 

 ampèremètre une plume enregistreuse disposée au voisinage immédiat 

 d'un tambour Richard. 



J'ai combiné, dès octobre 1912 (-), Vemploide champs intenses au choix 



Petit 

 'miroir 



Cadres très ëtroita 

 '■armés des miroirs 



^ ' lodepondants 



flolafion 

 v dit aadre 



Source 

 de lumière 



^ 



fils conducteurs de suspension 

 des Cadres très étroits 



Schéma du microampèremètie à inscriptions pliotograpliiqucs et à aimant permanent (cliamp, i5on 

 à 1600 gauss). — Cet appareil permet, gn'ice aux deux cadres indépendants c et c' (cadres très 

 étroits) armés des miroirs m et ni (i""de haut, 3""' de large), d'obtenir une dé%iation 5 quadruple 

 de la rotation a de chaque miroir. — On peut ainsi déceler et inscrire le jj de seconde, ce qui est 

 très suffisant pour In détermination des longitudes. 



décadrés de plus en plus étroits . La théorie du galvanomètre à cadre, clas- 

 sique depuis seize ans ('), indique l'usage de cadres étroits pour obtenir 

 le maximum de sensibilité. Par contre, l'énergie de déplacement du cadre 

 est minimum. On ne peut donc espérer l'enregistrement graphique ou la 

 manœuvre de relais. Il faut revenir à l'enregistrement photographique. 



Sur ces deux principes : l'emploi de champs intenses, Vusage de cadres 

 étroits, j'ai basé la construction de deux types d'appareils bien différents. 



Le premier type est peu sensible, mais énergique. 



Il permet, par la méthode des relais en cascade (^), la réception au Morse des 



(') Société de Physique, 19 janvier 1912. 

 (^) Comptes rendus, 10 février 191 3. 



{^) Maximum de sensibilité des équipages à cadres ( ^'Vrmagnat, Mesures élec- 

 triques, 1898, p. 85 à 87). 



(') Comptes rendus, 24 février 1918. 



