r4f>fi ACADÉMIE DES SCIENCES. 



(jii'il esl sur la diminulion de volume de l'air comprimé : celle diminiilion 

 qui esl en progression géométrique quand la profondeur croîlen progression 

 arithmétique interdit l'emploi de ce genre d'appareils pour les profondeurs 

 dépassant 4oo'° à 5oo"'. 



On a essayé des sondeurs portant des manomètres niétallic|iies enregislreiirs : ces 

 appareils sont compliqués, coûteux; ils exigent une manoeuvre assez longue pour 

 être fermés hermétiquement avant l'immersion, et, de plus, la faible étendue de 

 l'échelle (6''"' environ) ne permet qu'une précision relative assez faible. 



J'ai pensé recourir au phénomène de la compression en comprimant, non 

 plus de l'air, mais de l'eau, dont la compressibilité est à peu près constante, 

 ce qui conserve une sensibilité à peu près uniforme à toutes les profon- 

 deurs. 



A cet effet, j'ai constitué un piézomètre formé d'un réservoir terminé, 

 vers le bas, par une longue tige divisée, d'un demi-millimètre de diamètre 

 intérieur ; l'appareil étant plein d'eau, est en communication, par sa partie 

 inférieure, avec un réservoir latéral contenant du mercure et ouvert libre- 

 ment pour subir la pression due à la profondeur atteinte. L'intérieur du 

 tube est argenté et il porte extérieurement une division en millimètres. 

 Tout l'appareil a 25'^" de long. 



(^uand on descend l'instrument ainsi disposé à une certaine profondeur, 

 la pression s'exerce sur le mercure du réservoir latéral : celui-ci comprime 

 l'eau dans le réservoir supérieur, et cette compression se traduit par une 

 ascension du mercure dans le tube divisé. Le mercure ronge l'argenture 

 jusqu'au point où il s'arrête et cela permet, à la remontée, de connaître la 

 compression réalisée, c'est-à-dire la profondeur atteinte. 



On pourrait graduer cet appareil en calculant la compression d'après les 

 données des coefficients de compressibilité de l'eau, du verre etdu mercure: 

 le calcul est long et les résultats en sont incertains, à cause même de l'in- 

 certilude qui afl'ecte les valeurs numériques de ces coefficients. J'ai préféré 

 le graduer directement par l'expérience, à l'aide d'une presse hydraulique 

 qui existe à l'Institut océanographique, et qui est munie d'un manomètre 

 dont les indications sont exactes à i''S près, ce (pii correspond à lo'" d'eau. 

 Voici quelques nombres relatifs à une série de compressions faites à la 

 température de 17°, 5 : 



