SÉANCE DU l8 MAI I9l4- 14^7 



Lecture Lecture 



Pressions. de la lige. Pressions. de la tige, 



ks kg 



o — 7'5 390 -I 



108 +18 SgS 72 



i53 +28 /I42 79 



200 +37 565 9/4 



2o5 +38 575 95 



3io +58 



ce qui équivaut à l'immersion à 5700™ environ. 



La courbe des compressibililés est donc une courbe à faible courbure, et 

 la sensibilité est pratiquement constante. 11 n'y a, dans ces conditions de 

 graduation, qu'à faire subir à l'indication de l'appareil la correction de 

 dilatation thermique, à l'aide de la température rapportée par un thermo- 

 mètre fixé à côté du sondeur. 



Il est à remarquer que cet appareil est très simple. L'argenture du tube 

 se fait en quelques minutes. De plus, son prix de revient est insignifiant. 

 Enfin, et ceci est un avantage considérable, sa sensibilité peut être rendue 

 aussi grande qu'on le désire : il n'y a qu'à augmenter le volume du réservoir 

 supérieur contenant l'eau et diminuer le diamètre du tube divisé en 

 augmentant sa longueur. 



Dans les appareils qui seront construits pour les sondages profonds, la 

 tige aura 3o'^'" et l'on aura deux piézomèlres : un destiné aux profondeurs 

 de o à 4000"* ; l'autre de 4000'" à 8000™. Pour celui-ci, un réservoir inter- 

 médiaire, soufflé sur le bas de la tige, recevra le volume de mercure chassé 

 par la compression jusqu'à 4000", et le mercure ne commencera à monter 

 dans la tige divisée qu'à partir de cette profondeur. 



L'appareil est, en somme, aussi maniable qu'un thermomètre de profon- 

 deur : enfermé, comme lui, dans un tube de cuivre percé de trous, il n'est 

 pas plus fragile et rapporte une indication de la profondeur complètement 

 indépendante de la courbure de la ligne de sonde, et exacte à ± 10" près. 



MÉTÉOROLOGIE. — Sii>- un enregistreur de l'intensité des chutes de pluie. 

 Note de M. Erxest Esci.angon, présentée par M. J. VioUe. 



L'intensité des chutes de pluie est parfois importante à connaître dans 

 les circonstances les plus diverses. On peut évidemment la déduire de tout 

 appareil totalisateur donnant la quantité totale d'eau tombée, en fonction 



