l/j68 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



du temps et à partir d'une certaine origine. Sous cette forme, la méthode 

 est peu sensible et conduit à des déterminations peu précises. 



L'appareil suivant permet une observation facile et l'enregistrement 

 régulier de cet élément météorologique, au moins pour les intensités de 

 pluie un peu fortes, les plus intéressantes à connaître. 



Tl se compose d'un tube BO, recevant directement en P l'eau d'un pluvio- 



M 



/\ 



B 



mètre à large surface. En O est percée une ouverture de faible diamètre par 

 où peut s'écouler l'eau arrivant en P. 



Si l'on a donné à l'ouverture O un diamètre convenable (en tenant compte 

 aussi bien de la surface du pluviomètre que des intensités de pluie réelle- 

 ment observables), pour une intensité donnée le niveau s'élève dans le 

 réservoir OB, jusqu'à un certain niveau B, pour lequel la vitesse d'écou- 

 lement en O est égale à la vitesse d'arrivée en P ('). La différence de 



(') Si rouvertiire était de très faillie diamètre, la dilTérence de niveau OR serait 

 sensiblement proportionnelle à l'intensité; si elle était large, elle deviendrait plutôt 

 proportionnelle à son carré; la loi sera généralement intermédiaire el devra être 

 déterminée empiriquement par expérience directe. Il y a intérêt toutefois à utiliser 

 des pluviomètres de très grande surface, au besoin même des toits ou portion de toits 



