SÉANCE DU l8 MAI I9l4- 14^9 



niveau OB peut donc servir de mesure à l'intensité de la chute de pluie ( ' ). 

 Pour rendre l'observation plus facile et en permettre d'une manière simple 

 l'enregistrement régulier, le tube OB communique par sa partie inférieure 

 avec un réservoir R contenant de l'air et communiquant par le tube fin M 

 avec un manomètre qui peut ainsi être placé à une certaine dislance de 

 l'appareil. Quand l'eau s'élève en OB au début d'une chute de pluie, l'air 

 contenu en R, primitivement à la pression atmosphérique, se comprime et 

 son excès de pression sur celle-ci est mesuré par la difTérence de niveau z-, 

 très voisine de h si l'on a soin de donner au réservoir R une large section S 

 et une faible hauteur. Cet excès s, fonction également de l'intensité de 

 chute, est évalué et enregistré par un manomètre approprié quelconque, en 

 communication par le tube M avec le réservoir R. 



Il est facile de voir que cet excès z est praliqueinent indépendant des variations de 

 la pression atmosphérique, aussi bien que des variations de température. 



Soient en eflet : 

 V le volume de l'air enfermé, à la pression H (exprimé en colonne d'eau ) et à la tempé- 



latuie l, dans le réservoir H, au début d'une chute de pluie; 

 S la section du réservoir U ; 

 H' et t' la nouvelle pression barométrique et la nouvelle température au moment de 



l'observation où h (fonction de l'intensité) mesure le niveau B dansle récipient OB ; 

 z la difl'érence des niveaux en B et C. 



On a, en posant 



Oit' 



al 



■.= li -+- 



(H'+A) 



273 



A/ 



S(H'-t-/î) 



iv 



S(H'- 



(H'+/;— pH) 

 (H'-f-/0 



V 



S(H' + /0J 



très inclinés de manière à éviter l'emploi d'ouvertures trop capillaires, dans lesquelles 

 la vitesse d'écoulement devient, pour un niveau donné, trop dépendante de la tempé- 

 rature. Dans l'appareil étudié expérimentalement, le tube OB a aS™'" de diamètre 

 2"" de hauteur; l'orifice 0, taillé en mince paroi, mesure 2""" de diamètre. Le réser- 

 voir R a 60"'" de diamètre, 70™™ de hauteur. La surface pluviométiique a 4"''. Cet 

 appareil permet d'observer des intensités de chute variant entre i"™ et id™"' à l'Iieure. 

 En remplaçant l'orilice O de 2""° par un autre de 6""° de diamètre, les intensités 

 peuvent varier entre i5""" et i35""" à l'heure. Avec ces orifices, la hauteur li est sensi- 

 blement proportionnelle au carré de l'intensité. Deux appareils en cascade sont néces- 

 saires pour évaluer des intensités de chute variant de i""° à 100°"° à l'heure. 



(') L'eau contenue en OB sert en quelque sorte de volant vis-à-vis des variations 

 trop rapides d'intensités, variations dont l'observation et l'eni-egistrement seraient 

 d'ailleurs impossibles; Vinerlie du « volant » sera d'autant plus grande que la section 

 du tube OB sera elle-même plus grande. 



C. R., iyi4, I" Semestre. (T. 158, N' 20.) I 9° 



