SÉANCE DU 8 JUIN 19l4- l645 



débiter l'alternateur en court circuit sur une forte self-induction; on fait 

 les prises de voltage sur une partie de celle-ci ou sur une faible résistance 

 mise en circuit avec elle. 



L'inconvénient des pertes parasites est de diminuer la sensibilité pour 

 les fréquences croissantes; mais on peut y remédier en faisant agir le cir- 

 cuit de l'alternateur, non pas par dérivation, mais par induction sur le cir- 

 cuit de résonance [ce qui multiplie la force électromotrice induite propor- 

 tionnellement à la fréquence (')] ou par l'emploi de l'oscillographe, comme 

 on va le voir. 



Emploi de l'oscillographe. — On doit à M. Armagnat (-) l'idée de rem- 

 placer l'ampèremètre par un oscillographe, ce qui dispense de considérer le 

 système d'équation simultané A et permet de reconnaître le rang de l'har- 

 monique résonant qui s'enroule autour de la sinusoïde principale. Mais on 

 commet généralement une erreur de principe en appliquant l'oscillographe 

 tel qu'il est, c'est-à-dire avec amortissement d'huile, car cet amortissement 

 est variable avec la fréquence, avec l'amplitude et avec la température 

 de l'huile; ces variations, qui n'ont pas d'inconvénient sensible pour le 

 relevé des courbes ordinaires, ne permettent pas de déterminations de 

 précision dans la méthode de résonance. 



.J'emploie, au contraire, un oscillographe non amorti, dont la sensibilité 

 à la résonance croît par conséquent avec la fréquence. 



Cela n'a aucun inconvénient, du moment qu'on étalonne empirique- 

 ment le circuit contenant l'oscillographe, comme on l'a indiqué plus haut 

 pour les circuits avec l'ampèremètre; la seule condition à remplir est que la 

 fréquence propre de Toscillographe dépasse notablement la fréquence la plus 

 élevée des harmoniques à étudier. Comme, en pratique, cette fréquence 

 des harmoniques ne dépasse pas i5oo à 2000, un oscillographe non amorti 

 de fréquence 3ooo à 5ooo est suffisant; en abaissant sa fréquence à 3ooo 

 au lieu de 5ooo, on accroît le coefficient des harmoniques supérieurs et 

 l'on peut ainsi compenser la réduction de sensibilité résultant des causes 

 énumérées plus haut. 



En résumé, les méthodes actuelles d'analyse harmonique par résonance 

 peuvent être remplacées par les suivantes : 



(') Le même résullat peut être olsteiui en employant, comme Pupin, un êlectromêlre 

 qu'on branclieia en dériMition sur la self-induction; l'emploi d'une forte self-induc- 

 tion (i\e est également a\antageii\ pour ce montage. 



(') Ait!ttAG>AT. Jourii. (le l'hys.^ ^^ série, t. I, 1902, j). 345. . " 



