1794 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rieuie au delà de laquelle l'inflammalion ne se propage plus; on peut consi- 

 dérer aussi une propagation horizontale ou de bas en haut. 



Je me suis proposé de déterminer les limites lorsque ces éléments, ainsi 

 que la composition du gaz, varient. 



Les expériences ont été effectuées en 1909-19 lo, sauf quelques vérifica- 

 tions complémentaires ultérieures. 



Dosage du gaz combustible. — Le gaz employé a été pris soit à la station 

 d'essais de Lié vin, soit dans un soufflard de la veine Jeanne des mines de 

 Lens. C'est du formène accompagné d'un excès d'azote, souvent aussi d'air 

 et, éventuellement, d'un peu d'acide carbonique dont on le débarras- 

 serait. 



Le dosage en formène du gaz employé était déterminé à chaque fois par 

 sa limite d'inllammabilité à l'éprouvette Lebreton : c'est un tube de •26'""' 

 de diamètre à ouverture rélrécie de i4'""'; le mélange y est agité avec 

 (>o pour 100 de son volume d'eau et l'inllammalion provoquée par une 

 ponce imbibée d'alcool méthylique placée à l'orifice. Les résultats de cet 

 appareil ont été également contrôlés par l'eudiomètreetpar le grisoumètre 

 Le Chalelier à combustion par fil de platine incandescent. 



Il importe ici d'éviter une confusion. 



Toutes les prises de gaz dans une mine ou pour un dosage se font en pré- 

 sence de la vapeur d'eau saturée, de sorte que la composition absolue du 

 gaz varie avec sa température au momentde l'essai, tandis que le gaz est en 

 réalité défini par la proportion contenue dans la partie non condensable du 

 mélange, qui constitue sa teneur relative. 



L'eudiomètre fait connaître la teneur absolue. 



Le grisoumètre à combustion devrait également donner la teneur absolue 

 (à condition d'en rectifier la formule usuelle qui ne tient pas compte de la 

 variation de la tension de vapeur au cours de l'expérience ). De nombreuses 

 séries comparatives ont été effectuées avec sept appareils installés aux mines 

 de Liévin, par moi ou par les soins de cette Société. Elles ont établi que, 

 pour obtenir des résultats sûrs, il importait d'éviter le rayonnement lumi- 

 neux et d'assurer une température constante et basse du gaz par une circu- 

 lation d'eau, interrompue d'ailleurs pendant les combustions. 



Enfin, pour les dosages à l'appareil Lebreton, il y a à tenir compte de 

 trois facteurs : la température, la teneur en vapeur d'eau et la solubilité des 

 gaz dans l'eau d'agitation. 



La composition elle-même du gaz soumis aux expériences en présence de 



