5l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



erreur syslématique grave est introduite par la compression des tissus dans le décu- 

 bitus sur la table appui, et contrairement à l'affirmation prématurée de certains 

 auteurs, cette erreur n'est pas éliminée en choisissant, pour inconnue x, le segment PD 

 vers la face libre de l'organe au lieu de PC vers la face appuyée; d'autres causes 

 d'erreurs systématiques existent encore (assimilation de l'impact à un point géo- 

 métrique; parallélisme et perpendiciilarité approchés des lignes de construction; 

 dimensions notables des images, qui font des rayons projetants des pinceaux plus ou 

 moins déliés, etc.). L'emplacement du repère C au contact de la plaque photogra- 

 phique peut susciter quelques <lifficiiltés de manipulation, qu'on lève facilement en 

 faisant usage d'une hoîle poite-plaque; au reste, cet emplacement nest pas obligatoire 

 et il est indifférent de placer C en C, dans l'espace, au-dessus de D el sur le rayon 

 normal PD; dans ce cas, C est fixé à une glissière du trusquin et l'on prend, pour la 

 donnée h, la distance des deux glissières porte-repères yy'. 



La théorie de Vhomograplue permet encore de simplifier la solution pré- 

 cédente et de n'employer qu'un seul repère D. 



Deux divisions qui ont même rapport anharmonique étant C07ijuffuées liomogra- 



pliiqueinenl^ il en est ainsi des divisions CEF et GPDR. Or H est, dans la division 



CPDH, riiomologue de l'infini dans l'autre division ; en un mot, c'est \e foyer de celle-là ; 



le foyer de CEF est le pied J de la perpendiculaire, abaissée de S sur la table AB, 



et, dès lors, si l'on pose JE =: fjL, JF r= v, — = p' et comme ci-dessus PD = x, on a 

 immédiatement 



RPx JE = RD X JF,' d'où a: = {H—h)(-,—j]- 



\P I 



En déplaçant l'unique repère D sur le trajet du rayon normal PD. on peut trouver 

 une position de D pour laquelle p':= -; dans ce cas : ./' ^11 — h. La recherche de 



cette position sera facilitée, en disposant sur l'écran fluorescent un petil y)r/«;o^raj»Ae 

 qui permettra de saisir aisément l'instant où \i coïncidera avec le milieu de JF; il est 

 en elTet très pénible de mesurer des segments en suivant exactement leurs variations 

 à la lueur verdàtre du platinocyanure. 



Pour obtenir, pendant la pose pholographli|ue, une image du foyer J. il suffira 

 d'adapter au diaphragme du /jorte-am/wulc une croisée de fils en plomb, ou un fil à 

 plomb, centrés sur rnnticatliode, et laissés à demeure pendant re\citatioii du 

 tube. 



L'un dei points doubles des divisions homographiques est en C ; l'autre couple est 

 obtenu à l'intersectiou de chaque transversale CK et CF par la bissectrice de l'angle 



droit J S ^. Ces points doubles sont réels : i\ ne peut en exister d'autres, sinon les 

 deux divisions seraient identiques. 



Va\ pratique, il est commode d'utiliser ces deux solutions : le document 

 radios^raphiquc nécessaire sera complet avec une seule pose photogra- 



