SÉANCE DU 26 MARS 1917. Sig 



phique, d'où élimination des clichés doublement impressionnés, si désa- 

 gTéables. L'épreave radioscopique, aussi facile dans les stations debout ou 

 couchée du patient et avec tous les cadres porle-ampoule couramment en 

 usage, n'exigera qu'une simple visée sans déplacements de l'organe dans 

 deux; sens difTérents : avantage important, puisque toutes les régions de 

 l'organisme ne se prêtent pas à un examen de face et de profd, surtout 

 lorsqu'il s'agit de la racine de la cuisse, de l'abdomen ou du thorax. De 

 plus, au point de vue géométrique, ces solutions confirment que les pro- 

 priétés des faisceaux, anharmoniques constituent de toutes les méthodes de 

 recherches « peut-être la plus générale et la plus lumineuse », selon l'expres- 

 sion du géomètre llouché. 



Enfin, ce procédé de localisation permet l'emploi de tous les compas ou 

 repéreurs actuellement connus; il se prête au reste à la construction d'un 

 instrument indicateur très économique pour les installations dont les 

 ressources sont précaires : il suffit de se procurer dans la moindre papeterie 

 l'instrument connu des dessinateurs et des écoliers sous le nom de panto- 

 graphe^ et dont le prix est de 4'' à 5''', pour en faire un excellent compas 

 radiologique improvisé. 



/ 

 RADIOSCOPIE. — Procédé radioscopique rapide de localisation des projectiles. 



Note (') de M. J. Fkomextin, présentée par M. Moureu. 



Notre procédé dérive de la construction géométrique suivante : 



Le point P figure le corps étranger dont on cherche la profondeur. Les 

 points R et O sont invaiiablement liés à l'ampoule A. 



On fait un premier examen pour obtenir la projection orthogonale du 

 point P en B. 



On déplace l'ampoule horizontalement jusqu'à ce que la projectrxjîi 

 oblique du point 11 venu en R' et celle du point P coïncident sur l'écran 

 en C. On a 



d ou 1)1' :; C'B X 



A'O' ~ R'O' R'O' 



En pratique, nous employons un localisateur métallique solidaire de 

 l'ampoule. La base de ce localisateur de forme circulaire porte un réticule 

 composé de deux fils de métal qui se coupent au centre du cercle. Le rayon 

 normal issu de l'anticathode doit passer par le croisement des fils. 



(') Séance du 12 mars 1917. 



