6o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Aussi a-t-il semblé intéressant de comparer l'effet utile de ces divers 

 types d'appareils. 



La mélliode qui consiste à explorer le « champ vibratoire » au moyen d'une bobine, 

 reliée à un milliampèremètre sensible, donne bien des indications, par suite des cou- 

 rants induits <[iie l'on recueille; mais ce mode d'essai ne fait pas connaître l'intensité 

 des impressions tactiles f[ui seraient perçues par le chirurgien localisant un projectile 

 à l'aide du vibreur. 



Le procédé que nous avons employé est, au contraire, en relation directe 

 avec la pulsation ressentie par l'opérateur : il consiste à faire vibrer, par 

 l'appareil à étudier, une petite pièce de métal solidaire de la membrane 

 d'une capsule manométrique de Kœnig. L'examen des déformations de la 

 flamme, dues aux vibrations transmises par la capsule, permet l'étude du 

 champ magnétique du vibreur, en grandeur et en variations. 



Pour ne pas introduire de perturbations, nous avons employé une 

 capsule en verre : ses dimensions étaient de : 



Diamètre extérieur 38' 



Hauteur i3 



Diamètre de la partie recevant la meTnbrane 35 



mm 

 mm 

 mm 



La pièce métallique vibrante, collée au centre de la membrane élastique, 

 en caoutchouc mince, et extérieurement à la capsule, était constituée par 

 un disque en fer de iS'"" de diamètre et de 2™° d'épaisseur, percé en son 

 centre d'un trou de 6'""" de diamètre. 



La capsule était traversée par un courant de gaz d'éclairage maintenu à 

 la pression constante de i3'"'" d'eau mesurée à l'aide d'un manomètre à 

 tube incliné. Dans ces conditions, la flamme brûlant à l'extrémité d'une 

 tubulure eflilée, au voisinage immédiat de la capsule, avait une longueur 

 de (Jo™'", l'appareil étant au repos. 



L'électro-vibreur à essayer était placé perpendiculairement à la 

 membrane, à une distance de G2""" de celle-ci. L'axe du noyau coïncidait 

 avec le centre du disque de fer dont l'attraction allongeait la flamme, 

 tandis que la répulsion en diminuait la longueur. 



Pour observer les variations de la flamme, on étalait celle-ci au miroir 

 tournant, ou mieux, on enregistrait ses divers aspects au moyen d'un 

 appareil photographique mobile autour d'un axe vertical, procédé ana- 

 logue au dispositif employé par M. Benoist pour la mesure de la vitesse 

 des obturateurs. 



Les diagrammes sont parfaitement lisibles et nous avons vérifié que, dans 



