784 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



3° Le couple employé et son isolement doivent présenter une inertie 

 thermique aussi faible que possible; 



4° Il est indispensable d'assurer un contact positif et toujours identique 

 de la soudure avec l'échantillon : ce point très important n'a pas attiré 

 l'attention de M. Cari Benedicks; 



5° Il doit y avoir étanchéité convenable au raccordement de l'échantillon 

 et de son support. 



Ces conditions ont été réalisées comme suit : 



1° Le galvanomèlre employé se compose d'un cadre très léger se mouvant dans le 

 champ magnétique d'un électro-aimant. Le cadre, en dehors du champ, fait 10 oscil- 

 lations doubles par seconde. En service, il est complètement apériodique. 



2° Le couple et le galvanomètre étaient disposés en série avec une boîte de résis- 

 tances. La résistance de l'ensemble était le plus souvent voisine de 3f\o ohms. 



3° Le couple platine-platine rhodié employé {ci := o, 1'"'") constituait, avec son iso- 

 lement en tube de quartz (c?^=: 0,6™™), une aiguille thermo-électrique descendant 

 dans un trou de 2,5""" percé dans les échantillons jusqu'en leur centre. Lin élévateur 

 à crémaillère en permettait une manœuvre sûre et rapide. 



La soudure était faite en fondant au chalumeau l'extrémité des deux fils accolés et 

 sectionnant par le milieu la petite perle obtenue. 



4° Le couple reposait sur le fond de l'échanlillon par son propre poids, ce qui 

 assurait un contact permanent et toujours identique, qui était vérifié pendant le 

 chaulTage et après la trempe en observant au galvanomètre la perte ohmique pi'oduile 

 dans l'un des fils du couple par le courant d'une jjile de grande résistance intérieure 

 reliée à ce fil et au porte-échantillon. La cavité de l'échantillon était soigneusement 

 débarrassée de toute impureté. 



5" Les échantillons étant vissés au porte-échantillon (en acier à 3o pour 100 de 

 nickel) muni d'un épaulement, il a suffi d'interposer de petites rondelles d'amiante 

 entre les deux surfaces en contact pour assurer un joint étanche. 



Les circonstances ne nous permettaient pas d'avoir un matériel perfec- 

 tionné et nous obligeaient à opérer dans le minimum de temps; nous 

 avions dû nous organiser pour que la succession des mouvements soit par- 

 faitement déterminée à l'avance; les expériences devenaient donc presque 

 automatiques, d'où réduction au minimum des pertes de temps, des acci- 

 dents et de l'influence de l'équation personnelle des opérateurs. 



Dans le dispositif de traitement thermique, l'échantillon reste fixe et les appareils 

 de chauffage et de trempe se déplacent, ce qui est très avantageux pour la mesure des 

 températures. La trempe était elTectuée par courant d'eau ascendant débitant o', i 

 par seconde. 



Four l'enregistrement, les dispositifs électriques groupés sur une même table 



