9l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tenir compte des conditions naturelles des atterrages, dans le choix d'un 

 point d'escale d'une ligne transatlantique. 



PHYSIQUE. — Dilatomêlre différentiel enreryistreur. 

 Note de M. 1*. Chevenard, présentée par M. Henry Le Chatelier. 



Le dilatomètre qui va être décrit a été créé en vue de l'analyse ther- 

 mique des aciers et de l'étude de la dilatabilité des alliages spéciaux. 

 L'appareil rapporte la dilatation du métal étudié à celle d'un étalon con- 

 venablement choisi; il trace automatiquement une courbe dont l'ordonnée 

 est, par suite, la difîérence des dilatations des deux échantillons; la tem- 

 pérature, de son côté, est repérée par la dilatation de l'étalon, qui parcourt 

 l'axe des abscisses. 



Les éprouvettes ont la forme de cylindres terminés d'un côté par une face 

 plane, de l'autre par une pointe arrondie; elles sont contenues dans deux 

 tubes de silice juxtaposés, fermés à un bout, et peuvent être portées à la 

 même température au moyen d'un four électrique à résistance, garni inté- 

 rieurement d'un moufle métallique. Deux tiges de silice, intérieures aux 

 tubes, pressées par des ressorts de rappel sur les faces terminales planes 

 des éprouvettes, reportent au dehors du four les dilatations de ces éprou- 

 vettes, et les transmettent à un levier optique. Ce levier, muni d'un miroir, 

 est pivoté sur trois pointes disposées aux sommets d'un triangle rectangle. 

 La pointe de l'angle droit et une autre pointe se déplacent, perpendiculai- 

 rement au miroir, respectivement de la dilatation de l'étalon et de la 

 dilatation de l'échantillon étudié. La troisième pointe conserve par rapport 

 aux tubes de silice un niveau invariable; elle repose dans une rainure qui 

 empêche toute rotation du levier optique dans son plan. La longueur des 

 échantillons est en général de 5o""". 



L'amplification dans le sens de l'ordonnée atteint 3oo fois; elle a été 

 mesurée au moyen d'un calibre de verre déterminé avec une haute précision 

 par M. Ch.-Ed. Guillaume. Le tarage thermométrique de l'abscisse a été 

 obtenu par comparaison avec un couple Le Chatelier. 



Aux vitesses usuelles de chauffe et de refroidissement (200 à 3oo degrés 

 par heure) et en dehors des phénomènes thermiques de transformation, 

 l'écart de température des deux éprouvettes n'excède jamais 2 degrés. La 

 transformation allotropique d'un acier crée un ècavl de sens connu de l'ordre 

 de 5 degrés. 



