l8o ACADEMIE DES SCIENCES. 



inoililé de rinstallation, des formes quelconques ; seules les parties correspondantes AB, 

 A'B' et les parties plongeantes en N, N' doivent être verticales. 



Des considérations hydrostatiques simples montrent que : i" le tube AB étant à 

 une température déterminée 9, l'équilibre, une fois obtenu, se maintient quelle que 

 soit la pression almosphcrique ; 2° si Ion néglige l'épaisseur des tubes plongeurs en 

 N, IV' (et non leur diamètre) et si le centre de gravité du fléau est dans le plan des 

 arêtes des trois couteaux, le fléau peut osciller et se déplacer sans perte d'équilibre. 

 En réalité, à cause de l'épaisseur des tubes et par suite de la variation de poussée du 

 mercure, il n'en est ainsi que si l'on compense cette variation (') par l'addition d'un 

 poids Q au fléau . 



Si maintenant la température 5 vient à changer d'une quantité aussi petite que 

 l'on voudra £, l'équilibre est rompu et le fléau basculerait complètement dans un sens 

 ou dans l'autre suivant le signe de £. Il suffit alors de relier les mouvements du 

 fléau à l'appareil chauflant, de manière à augmenter la chaufle quand le fléau penche 

 à droite et inversement, pour avoir réalisé la régulation. 



Un poids mobile P, mù par la vis V, permet de faire varier la température de 

 réglage 5; à chaque position du poids V correspond ainsi un régime qui s'établit 

 aulomaliquemenl avec la plus grande rapidité. 



Pour assujettir l'appareil chauflant au\ mouvements du fléau, j'ai eu recours au 

 contact électrique E, E' qui donne une liaison discontinue, il est vrai, mais très lar- 

 gement suffisante ('). Ce contact commande un clapet à gaz, si le chaufl'age est 

 obtenu par le gaz, ou bien livre directement passage au courant chaufTani, si le 

 chaufl^age est électrique, sans qu'il soit nécessaire de faire usage d'un relais. 



Si l'on supprimait le tube barométrique A'B'N' et la cuvette correspondante (/i^''. 2), 

 la température (J resterait alors faiblement dépendante de la pression atmosphérique. 

 Dans ce deuxième modèle de régulateur, un peu moins encombrant que le premier, la 

 compensation des variations barométriques n'est plus automatique, mais elle est obte- 

 nue par la vis V commandant un poids curseur P', mobile en regard d'une division 

 uniforme et fixe indiquant les pressions barométriques correspondantes (^). Le poids P, 

 qui remplace la cuvetle, est lui-même mobile et sert à faire varier la température du 

 régime désiré. 



(') La compensation n'est pas absolument rigoureuse, la dillerence est de l'ordre 

 de sino(i — COS9) (o désignant l'inclinaison du fléau), elle est donc entièrement 

 négligeable. 



('^) Les contacts sont obtenus par deux tiges cylindriques de 2™'" à 3'°'" de 

 diamètre, plongeant constamment dans deux godets de mercure, l'une des tiges se 

 terminant inférieurement par une partie isolante de même diamètre. De cette manière, 

 il n'y a pas de variation brusque de poussée et la poussée qui s'exerce sur ces deux 

 tiges est également compensée par le poids O. 



(') La compensation ne dépend, en eflet, ni de la lempéiature de régime Ù, ni du 

 liquide volatil employé en M, mais seulement des variations de la pression baromé- 

 trique. 



