SÉANCK UU 5 FÉVRIER I912. 349 



vite en équilibre de température est placé dans un vase de Dewar. L'échauliement de 

 celte partie de l'appareil ne modifie pas sensiblement l'étalonnage. 



Cet appareil, qui a servi de modèle pour un appareil de quartzque je fais 

 construire, m'a permis d'établir les lois suivant lesquelles les sels hydratés 

 s'effleurissent dans une atmosphère sèche, et d'édifier, avec le concours de 

 M. Ch. Boulanger, une méthode précise et remarquablement rapide pour 

 la détermination des hydrates salins. 



CHLMIE PHYSIQUE. — Application de V èleclromèire à l'étude des 

 réactions chimiques dans les électrolytes. ^ole de M. Marcel Boll, 

 présentée par M. G. Lippmann. 



Les mesures de résistivité, en employant un électromètre comme appareil 

 de zéro, permettent de suivre avec une grande précision, au sein des 

 électrolytes, les réactions chimiques, soit spontanées comme les hydrolyses, 

 soit accélérées par des actions catalytiques, soit enfin produites par un 

 apport extérieur d'énergie (électrolyses, photolyses, etc.). 



L'électromètre sert à comparer, par un procédé différentiel , les différences 

 de potentiel efficaces entre les bornes de deux cuves électrolytiques, aussi 

 identiques que possible et traversées par un même courant alternatif : l'iîne 

 de ces deux cuves a une résistance fixe r, l'autre une résistance x qui varie 

 par suite de la réaction chimique; toutes deux, d'abord équilibrées, sont 

 placées côte à côte dans le même thermostat. 



Les bornes A et B de la source d'énergie électrique communiquent 

 respectivement avec les deux paires de quadrants de l'électromètre ; entre ces 

 mêmes bornes, on dispose en série les deux vases a; et r et, à la suite, une 

 résistance réglable R ( ' )• Le fil qui réunit les deux cuves, est relié à l'aiguille 

 de l'électromètre ; on ramène l'appareil auzéro, en agissant sur la résistance R, 

 et l'on a (-) 



x ^R-h r. 



(') De réactance aussi faible que possible. Dans les mesures relatives, cette réaclance 

 n'intervient que comme correction, en général négligeable. 



(-) Si réleclromèlre est réglé, ce qui n'est pas indispensable, car on peut conduire 

 la mesure comme une double pesée. 



C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 6.) 4" 



