35o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



L'électromètrequej'utilise est du type Curie, modifié par M. Moulin ('); 

 l'aiguille, en mica argenté, reliée à la cage de l'appareil, est suspendue par 

 un ruban en bronze phosphoreux (-). 



Cherchons avec quelle précision l'équilibre de l'aiguille peut être réalisé : 



Le déplacement du spot da (en millimètres), qui correspond à une variation de 

 dx olims, est donné par la formule 



dv. = /. U I dx, 



où U représente, en volts, la différence de potentiel efficace entre les bornes A et B ; 

 lest le courant efficace en ampères et k une constante qui, dans mon montage, se 

 trouve égale à 35o. Par suite, si l'on dispose d'une source U de loo volts, les résistances 

 a,' et ( R -)- r) étant de 5oo ooo ohms chacune, l'intensité I ne dépasse paso,i milli- 

 ampère et i°"° de l'échelle correspond à une variation (j?.2; d'environ o,3 ohm. 



On est limité, dans la valeur à attribuer au courant I, par l'élévation de 

 température due à l'effet Joule, et comme U est égal à (Rh- r-\-x)\ ou 



bien à 2a; I, la sensibilité -r^ est proportionnelle à r, c'est-à-dire quelle est 



d'autant plus grande que la concentration de fa solution est plus faible : c'est 

 précisément dans ces conditions que la réaction chimique se produit avec 

 le plus de netteté. 



J'utilise cette méthode à l'étude quantitative des réactions photochimiques; 

 de telles recherches ont été entravées, en grande partie, par la petitesse des 

 masses produites sous l'influence des sources de lumière dont nous disposons; 

 les procédés habituels de l'analyse chimique sont inapplicables, car, pour 

 augmenter l'action de la lumièi'e, il y a intérêt à éclairer, sur une grande 

 surface, un volume très faible du liquide. J'ai été conduit, dans ce but, à faire 

 construire des cuves à électrodes fixes, de forme allongée, contenant seule- 

 ment i""' de solution; le rayonnement pénètre par la surface libre, qui 

 atteint 5'^"''. 



Dans 'les expériences (|ue je poursuis actuellement avec la collaboration 

 de M. Paul Job, j'étudie les transformations, que subissent difTcrents élec- 

 trolytes. C'est ainsi, par exemple, que la résistance d'une solution dix-milli- 

 normale d'acide chloroplatinique (contenant par suite 4- 10"^ gramme par 

 centimètre cube) diminue de 3ooooo ohms, avant de parvenir à l'état 

 d'équilibre. Comme, pour des solutions aussi diluées, les variations de 



(') Le /iadium, t. IV, mars 1907. 

 ('-) De o""'",o8 sur o""",o45. 



