SÉANCE DU 19 FKVr.IER 1912 497 



Le rég-ulateur est tel, que pour lui aucun équilibre n'est possible, sauf 

 pour une seule température 0„, et sous celle température l'équilibre est indif- 

 férent, de sorte que pour 6 = 0„ l'ouverture d' admission w du gaz chauffant 

 reste arbitraire. Va\ dehors de 0„, aucun équilibre n'est possible ; quel que 

 soil £, si = 0„ + £, le régulateur s'éloigne indéfiniment de sa position 

 d'équilibre, dans un sens ou dans l'autre, suivant le signe de i. Ici, stati- 

 quement, aucune autre température que 0„ n'est possible (en supposant les 

 liaisons disposées dans le sens convenable); comme co est arbitraire pour 

 = 0,1, cette variable s'harmonise à chaque instant avec les valeurs actuelles 

 des autres variables pour donner précisément la température 0„ ('). Toutes les 

 variables sont éliminées à la fois et (u reflète leurs variations. Dynami- 

 quement, toute perturbation infiniment petite du régime Û„, entraînant une 

 déformation infiniment grande du régulateur, la réaction et l'amortis- 

 sement sont rapides et énergiques. 



Tels sont les résultats qu'indi(|ue la théorie et que confirme l'expérience; 

 c'est là le principe essentiel qui seul conduit ii la régulation de précision et 

 dans lequel j ai conçu l'apjiareil que j'ai décrit, en utilisant pour produire 

 l'équilibre inditlerent celle propriété des vapeurs saturantes d^occuper sous 

 u/ie même pression un volume variable. (>e principe, général et fécond, non 

 seidemcnt n'est pas indiqué, mais il est au contraire essentiellement exclu 

 dans les appareils de MM. Parenty et Bricard, (jui, par conséquent, sous les 

 formes qu'ils ont indiquées, ne peuvent en aucune manière être utilisés 

 comme régulateurs de précision. 



ASTRONOMIE. — Itésultats des déterminations des coordonnées géographiques 

 de la station astronomique du l'ic du Midi de Bigorre, au moyen de 

 l'astrolabe à prisme et de l'heure radiotélègraphiée de Paris. Note 

 de M. Emile Uabioui.i.e, présentée par M. B. Baillaud. 



Nous avons cru intéressant de mettre à profit une courte mission à 

 rcjijscrvatoire du Pic du Midi, pour déterminer la longitude et la latitude 

 de la station astronomique par des procédés récents. Une antenne en forme 



(') Ici, en raison des diflicullés liés yiandes à lier le tléau à l'appareil cliaullanl, 

 lout en lui laissant son entière liiierlé, j'ai préféré une liaison discontinue électrique, 

 en évitant pai- nn dispositif spécial les brusques variations de poussée. La régulation 

 devient discontinue, mais l'amplitude des oscillations e-t pratiquement négligeable. 



