55/4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sions évanouissantes, se voit, du centre optique de L', sous un angle de 5"; 

 mais, pour l'observateur qui la regarde à travers l'oculaire de la lunette, 

 elle paraît de diamètre inférieur à 2", 5, à cause de la différence des lon- 

 gueurs focales des objectifs o et L'. Une pareille image se prête à des 

 pointés extrêmement précis. Il n'y a donc pas lieu d'adopter des dimen- 

 sions supérieures à celles qui viennent d'être indiquées pour la pièce y>, au 

 détriment de sa légèreté qu'il ne faut pas sacrifier inutilement. Le poids 

 des objectifs L, L' n'atteint d'ailleurs, dans ces conditions, que quelques 

 grammes. 



Le meilleur moyen de relier invariablement le système optique h, p, L' 

 au cercle divisé de l'instrument serait de le fixer à l'extrémité d'un manclion 

 métallique, convenablement évidé pour laisser passer la lumière, rapporté 

 à l'intérieur du petit bras de la lunette sur lequel est cbaussé ce cercle. 



Il serait, d'ailleurs, indiqué de raccorder ce mancbon suivant la section 

 circulaire intérieure du petit bras, déterminée par le plan du cercle divisé. 

 En procédant de la sorte, non seulement le dispositif, décrit ci-dessus, per- 

 mettrait d'éliminer la flexion due aux causes dont nous avons parlé en 

 commençant, mais de plus, on se débarrasserait de l'effet de la torsion du 

 bras, sur lequel est calé le cercle divisé, qui peut prendre naissance sous 

 l'action du couple provenant de l'antagonisme du frottement des tourillons 

 sur leurs coussinets et de l'effort exercé, par l'intermédiaire de la pince de 

 serrage, lorsque l'observateur veut donner de légers déplacements à la 

 lunette. 



Il convient d'ajouter qu'il y aurait intérêt à fixer, sur le mancbon, non 

 pas un mais deux systèmes optiques identiques, symétriquement par 

 rapporta l'axe de figure de la lunette. On aurait ainsi deux valeurs de la 

 flexion fournies l'une par l'image située en haut, l'autre par l'image située 

 en bas du champ. Au surplus, on pourrait ramener ces deux images au 

 centre, en inclinant convenablement la face réfléchissante I3C du prisme p 

 sur l'axe optique de l'instrument ( ' ). 



Le cube central des instruments méridiens est souvent encombré par les 

 pièces de l'appareil d'éclairage du champ. Aussi l'installation du manchon 

 paraît-elle devoir nécessiter une modification assez profonde des organes 



(') L'inclinaison à donner ;i la face B(/, rlu prisme sérail de l'ordre du degré. Hit-n 

 que I expression de la flexion, à laquelle nous sommes arrivés, suppose le plan BC 

 perpendiculaire à celui du micromètre, elle aurait encore une exactitude sullisante 

 pour les besoins de la jualique. 



