5go ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Avec un appareil construit de telle sorte que V, = Vj et AV, := AVj, le 

 rapport - est donné par le quotient des deux accroissements de pression. 



C'est la méthode la plus souvent employée pour mesurer — • 



Au contraire, avec un appareil construit de telle sorle que AP, = APa, la 



tsure de - est ramenée 

 c 



tion précédente devient 



mesure de - est ramenée à des mesures de volumes, car dans ce cas la rela 



c _ V., AV, 

 ç ~ V, AV, ■ 



C 

 J'ai construit un appareil qui m'a permis de mesurer - par cette méthode 



pour l'air et l'acide carbonique. La concordance des nombres ainsi obtenus 

 avec ceujc obtenus par d'autres méthodes a été satisfaisante. L'appareil 

 est figuré ici schémaliquement. J'ai été guidé, pour les détails de sa 

 construction, par les dispositions imaginées par M. Maneuvrier pour 



mesurer -:(')• 



Le gaz à étudier est renfermé dans deux ballons B, et Ba placés dans une enceinte à 

 température constante. Le ballon B, est destiné à la compression isotherme. Pour 

 accélérer le retour de la température du gaz à sa valeur initiale après réchauffement 

 dû à la compression, le ballon est rempli de lils de fer qui multiplient la surface de 

 paroi en contact avec le gaz. Le ballon B^ est destiné à la compression adiabatique. Il 

 offre une surface de paroi minima et son piston est déplacé très rapidement, mû ))ar 

 un ressort. Les deux ballons sont réunis par un tube portant un manoscope. En N se 

 trouve un robinet ordinaire. En M se trouve un robinet qui peut être tourné soit à 

 la main, soit à l'aide d'un ressort qui, déclenché par un électro-aimant, lui fait faire 

 un demi-tour, de sorte qu'il ne reste alors ouvert que pendant la durée très courte 

 du ])assage de la lumière du robinet devant l'orifice du tube réunissant les deux 

 balloas. 



Une mesure s'exécute de la façon suivante : 



Ah dépai'l, les robinets M et N sont ouverts et le gaz se trouve à la même tempé- 

 rature et à la même pression dans les deux ballons. On ferme le robinet M. On déplace 

 le piston A,. Puis, après une attente suffisante pour que le gaz B, soit revenu à sa 

 température initiale, on ferme le robinet i\ et l'on déclenche le ressort, qui déplace 

 brusquement le piston A2. Celui-ci, en arrivant à fond de course, établit un courant 

 électrique qui commande instantanément le robinet M. Par tâtonnement, on règle les 



(') Thèse de Pliysùjiie, Paiis, i8().î, Gautliier-Villars. 



