SÉANCE DU 26 FÉVRIER I912. Spi 



courses des pistons de telle sorte que, dans une expérience, l'index du manoscope ne 

 se déplace pas pendant la courte durée d'ouverture du ioi)inet M. Alors on a réalisé 



des compressions isothermes et adîabaliques égales, AP|-= A/j.. et il suffit de mesurer 

 les déplacements des pistons pour pouvoir calculer — d'après la formule précédente. 



Avec des ballons de 60' de capacité, des cylindres de 5"°' de diamètre et 

 des courses de pistons variant de 5°'" à ïo"", avec une durée de déplacement 

 du piston Ao de 0,06 seconde et une durée d'ouverture du robinet M de 

 0,04 seconde, on a trouvé, dans les conditions normales de température et de 



pression : 



c 



c 



Pour l'air ordinaire renfermant CO- et H'O i ,89^ 



Pour l'air sec et sans CO^ 1 , 4oa 



Pour GO- sec renfermant o,oo5 d'air i ,29, 



Cette méthode a été imaginée pour mesurer directement — à des pres- 

 sions et à des températures élevées. 



L'appareil est complètement clos et la pression du gaz qu'il renferme rie 

 change rien à son fonctionnement. Enfin tout l'appareil peut être placé 

 dans un thermostat chauffé à une température quelconque. 



