G^l ACADÉMIE DES SCIENCES. 



besoins industriels par M. Mailler, cet appareil est universellenienl employé 

 pour la (léteriiiinalion du pouvoir calorifique des couibustihles. 



Tout eu conservant le principe fondamental de la inétiiode, j'ai modifié 

 le mode de lecture de l'élévation de température, ce qui permet de lire 

 directement sur un cadran, et sans aucune correction, le pouvoir calorifique 

 cherché. 



Pour cela, l'obus calorimétrique A (voir la figure) a élé aussi allégé que possible et 



l'on a supprimé la niasse d'eau qui dans l'appareil prirnilif sert de masse calorifique 

 principale. 



I^a bombe est maintenue au centre d'une enceinte métallique extérieure B, par 

 deux disques de constantan (') K, K; elle constitue donc la soudure chaude d'un 

 gros élément lliermo-éleclrique, dont la soudure froide e^t l'enveloppe extérieure B. 



Le combustible étant placé comme d'habitude dans la coupelle (], et l'obus étant 

 rempli d'oxygène comprimé, on provoque l'inflamnialion par In pile I*. 



La déviation du millivoltmètre V [qui donne toute l'éclielle (200""") 

 pour la combustion de i^^ de charbon pui| fournil sans correction le pou- 

 voir calorifique cherché. 



Remarquons en edet qu'on a rendu intentionnellement très importante la perte de 



(') Le constantan est, comme on sait, un alliage formé de parties égales de cuivre 

 et de nickel; il présente pai' rapport aux métaux usuels un ponvnir ihermoélectrique 

 élevé et a l'avantage de se travailler facilement. 



