j'3o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



leur étude et de leur prévision, à aussi longue échéance (}ue possible, en 

 utilisant le poste de réception de T. S. F. qui venait d'être installé ici. 



Ce posle. uionlé en déiivalion avec détecteur éleclrolyliquo tlu coiiiinaiidanl l'eriié 

 et résonatetir omnibus, avait une antenne lioii/.ontale constituée par quatre lils de 

 cuivre (2°"" ) de 85'" chacun, tendus à i 5"' au-des>us du sol, et orientée du Nord au 

 Sud avec son maximuni de sensitiilité vers le Sud. 



Le détecteur l"'errié communiquait avec un relais Claude très sensible, (|ui fermait 

 soit le circuit d'une sonnerie davertissement, soit celui d'un clironograplie. Ce dispo- 

 sitif nous a permis l'enregistrement de phénomènes orageux très éloignés parmi lesquels 

 je citerai ceux, du 18 octobre 191 1 et du 8 février 191 2 (nord de l'Espagne el 

 Portugal). 



Mais le détecteur ôlectrolvlique a. pour cet usage. queUjues inconvénients; les piles 

 qu'il faut laisser constamment en circuit sur lui se polarisent, vont s'afiaiblis^ant el 

 le relais ne fonctionne plus. D'autre paît, lors de manifestations orageuses assez, 

 rapprochées, les courants tiés intenses qui traversent le détecteur l'endommagent. Je 

 l'ai donc remplacé par un détecteur à cristaux qui fonctionne sans force électromo- 

 trice aax.iliaire. Voici comment je l'obtiens : 



Dans une petite coupelle de porcelaine, fermée par uji bouclioa de même matière, 

 on chauflf'e, pendant quelques (2 à 4) minutes, 5s de plomb et is de soufre. On a ainsi 

 du sulfure de plomb pulvérulent contenant un assez fort excès de soufre qui le rend 

 moins friable. 



Ce corps est serré dans une pince métallique qui forme l'une des pris(!s de contact, 

 l'autre est constituée par quelques brins de fils de cuivre lins portés par une lame 

 ressort. 



Le détecteur ainsi obtenu, constituant un couple ihennoélectrique très 

 énergique, a une résistance qui reste, pour tous les échantillons que j'ai 

 étudiés, comprises entre 200"^ et 3oo"; sa sensibilité est, dans la pltiparldes 

 cas, égale ou supérieure à celle des détecteurs électrolytiques, el pour les 

 signau.K de la tour Eiffel (4()o'""), les courants qu'il envoie dans un circuit 

 de Hoc" de résistance valent 4 de microampèie. Avec lui du monte les appa- 

 reils récepteurs en dérivation aux bornes du condensateur. 



Mais il arrive souvent que les courants qu'il envoie ne sont plus assez 

 intenses pour actionner les relais ('); on a pensé alors à l'enregistrement 

 photographique. C'est celui qui est en service actuellement. Le circuit qui 

 part du détecteur comporte un galvanomètre à miroir de Niidler, étaloi>né 

 de façon à donner l'intensité du courant qui le traverse; on en fait varier 

 la sensibilité en le shuntanl plus ou moins. Dans le cas d'orages rapprochés 



(') Cependant dans le \iolent orage qui, le 19 février 1912, a sévi sur le di'parle- 

 menl du Gard, orage refativemenl assez proche de nous (200'""), l'enregistrement 

 s'est bien fait avec notre relais. 



