868 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



D'une façon générale, en accord avec mes premiers résultais, la conduc- 

 libililé augmente sous raclion de la lumière jusqu'à un maximum, puis 

 diminue. Dans l'obscurité elle diminue d'une façon continue, et en 4 ou 

 5 jours elle change complètement d'ordre de grandeur, l'appareil devenant 

 en général inutilisable. Pour un appareil donné, les variations relatives de 

 conductibilité sont d'ailleurs indépendantes de la conductibilité initiale. 



Le passage du couranl polarise la résistance d'une faron d'aiilant plus marquée el 

 persistante que les deux électrodes sont plus dissemblables. Comme il est nécessaire 

 d'avoir la valeur de cette résistance à des instants rapprochés el bien déterminés, on 

 ne peut guère utiliser pour la mesure qu'une méthode de lecture directe. Dans le cas 

 des dispositifs facilement polarisables, j'ai employé la méthode suivante qui a l'avan- 

 tage de diminuer le passage d'électricité à travers la résistance et, par conséquent, de 

 diminuer la polarisation. 



Une capacité C est chargée avec une batterie d'accumulateurs de force éleclromo- 

 trice E, puis déchargée dans un circuit dérivé dont une branche porte la résistance .v 

 et le galvanomètre de résistance négligeable ,:,', et l'autre une résistance fixe R. Si y 

 est la charge qui traverse x et g, on a 



<7(.r + R)==CRE = const. 



En prenant R =i i mégohm, C ^ i microfarad, l'ordre de sensibilité de la niélhode 

 est le même que lorsqu'on ferme directement la force électromotrice I'' sur i,»^ -t- ,r. 

 La diderence est que, dans ce dernier cas, on doit laisser passer le courant jusqu'à 

 ce que l'élongation soit devenue maxima, c'est-à-diie une dizaine de secondes, et que 

 la quantité d'électricité qui traverse .r est environ dix fois plus grande. On peut 

 d'ailleurs alterner le sens de la décharge dans .c en passant d'une mesure à la 

 suivante. 



Comme les variations de conductibilité observées pouvaient ne tenir qu'à des 

 variations de température, je me suis arrangé pour mesurer ces dernières. In couple 

 ihermoélectrique (Ag-Pt dans le cas des résistances à électrodes d'argent, Cuivre- 

 Maillecliorl dans le cas des résistances à électrodes de cuivre) a sa soudure en contact 

 avec la couche de sulfure par l'électrode inférieure. Il est fermé sur un galvanomètre 

 peu résistant dont l'échelle est assez voisine de celle du galvanomètre ^' pourque toutes 

 deux puissent s'observer simultanément. Une boîte de résistances intercalée dans le 

 circuit permet de donner aux deux spots des déplacements d'amplitudes compaiables. 



Lorsqu'on soumet la résistance au llux, sa température s'élève progressi- 

 vement et tend à devenir stationnaire. En prenant la variation de tempé- 

 rature pour abscisse, la variation relative de conductibilité pour ordonnée, 

 la courbe, d'abord convexe du côté des abscisses, devient assez rapidement 

 une droite, puis, après plusieurs heures, s'incurve à nouveau lorsque la 

 conductibilité arrive vers son maximum. La forme de la pretiiière jiarlic 

 de la courbe peut s'expliquer par le fait que, dans les premiers instants de 



