SÉANCE DU 29 AVRIL 1912. II29 



que j'ai fait construire, d'après mes indications, par M. Thurneyssen, pour 

 maintenir constante la température intérieure du spectroscope stellaire 

 annexé au grand équatorial coudé. 



L'instrument, sensible au centième de degré, se compose d'un tube de 

 verre, plusieurs fois replié sur lui-même, dont on voit les extrémités A et C 



sur la figure (il y a quinze branches telles que CB, chacune de 20''" de 

 longueur et de 6""" de diamètre intérieur). 



La branche BC se continue par un tube doublement coudé CDLN ter- 

 miné par une ampoule N et portant deux renflements en G et L. D'autre 

 part, l'extrémité A est reliée à un robinet R, compris entre deux renfle- 

 ments H et K dont le dernier communique, en F, avec le tube LN. 



Les parties de l'instrument couvertes de hachures, sur la figure, con- 

 tiennent du mercure. Tout le reste, jusqu'au milieu de l'ampoule N ('), est 



( ' ) Le volume de celte ampoule a été calculé de manière à ne pas se remplir ni se 

 vider, par suite des dllatalians, dans les limites de température que l'instrument est 

 appelé à supporter. Les ampoules G el L sont destinées à empêcher le mercure de 

 descendre trop bas, sous la même influence. 



