ll3o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rempH de créosote, liquide assez dilatable qui jouit de la propriété de ne 

 pas altérer les surfaces de mercure avec lesquelles il est eu contact. 



En service, le niveau du mercure dans la branche LN arrive, en I'', dans 

 un étranglement de i™"' de diamètre, ou pénètre aussi un fil de platine 

 fin /■. Ce fil et le fil/', soudé sous le renflement G, font partie d'un circuit 

 contenant une pile de un ou deux éléments au sulfate de cuivre cl l'électro- 

 aimant du relais dont il a été question ci-dessus, circuit qui se ferme sitôt 

 que le mercure arrive en contact, en E, avec le fil y et se coupe dès que ce 

 contact est rompu ( ' ). 



Au point de vue du déplacement du niveau du mercure dans Télrangle- 

 ment E, lorsque la température varie, l'appareil qui s'emploie, robinet 

 fermé, équivaut à un thermomètre de réservoir considérable RHABCGDLE, 

 possédant une tige de i°"" de diamètre. 



Pour régler l'instrument, on le place dans une enceinte portée à la tem- 

 pérature limite qu'il s'agit d'obtenir. Lorsque l'équilibre est atteint, on 

 amène le mercure à affleurer le fil/, en E, en inclinant plus ou moins le 

 tube, après avoir ouvert le robinet K qu'on referme ensuite. Désire-t-on 

 élever la température limite que doit maintenir l'instrument, on ferme le 

 robinet, après avoir placé le niveau de mercure entre E et L; veut-on 

 l'abaisser, au contraire, il faut que le niveau du mercure, au moment de 

 l'obturation, se trouve au-dessus de E. 



Le mercure logé dans les renflements H et K a uniquement pour but de 

 réaliser un joint parfait, lorsque le robinet R est fermé, résultat qu'on 

 n'obtient pas avec la créosote seule. 



Sans être difficile à exécuter, l'introduction des liquides, dans le tube, 

 demande quelques précautions. 



On commence par le remplir entièrenienl de créosote, le réservoir N y compris, en 

 laissant le robinet ouvert. Les bulles d'air qui s'introduisent, au cours de l'opération, 

 s'éliminent facilement, après coup, en mettant en place le bouchon b, fermant le 

 robinet et faisant suivre à ces bulles le chemin ABGDEN. On place ensuite l'instru- 

 menl, le réservoir N en haut. Le robinet est ouvert, l'ampoule N vidée avec une pipette, 

 puis du mercure versé, dans la branche EL, jusqu'à ce que rampoule G en soit 

 remplie. Le métal, d'abord assez divisé, se réunit vite en une colonne continue. Pour 

 faire pénétrer du mercure, dans les boules H et K, on fait usage d'un petit entonnoir 

 effilé dont la pointe, légèrement recourbée, débouche dans le tube FK. On commence 



(') On dispose les communications de façon que le courant dit secteur passe danS 

 la résistance, quand l'armature du relais n'est pas attirée, et soit rompu dans le cas 

 contraire. 



