SÉANCE DU l3 MAI I912. 129J 



éprouvette à section rectangulaire, dont les parois sont en glace de Saint- 

 Gobain ; au bas de l'étrier est fixé une extrémité d'un ressort spiral, en fil 

 à'invar plat ; rcxtrémité supérieure de ce ressort est fixée à un anneau, 

 soudé lui-même à un llottcur cylindrique en verre, lesté par du mercure. 

 Ce flotteur, terminé par un fin bouchage à Témeri, peut être ainsi réglé 

 à un degré de flollabilité déterminée par addition ou soustraction de mer- 

 cure ; dans tous les cas, l'ensemble du flotteur, toujours immergé, reste 

 complètement au-dessous de la surface libre du liquide qui ne traverse 

 aucune de ses parties. 



Il constitue, en somme, un flotteur captif, retenu par un dynamomètre. 



Pour mesurer l'efl'ort qui, dans de faibles limites de mesures de densité 

 de nos eaux de mer, est proportionnel à la flexion du ressort, on mesure 

 simplement l'allongement de celui-ci à l'aide d'un cathétomètre, en pointant 

 successivement les extrémités des deux crochets du spiral. Une première 

 lecture est faite avec une eau de densité connue, D, soigneusement déter- 

 minée par la méthode du flacon, sur la balance de Rueprecht de l'Institut 

 océanograpViique : on a alors une longueur /du ressort. On prend ensuite 

 une seconde eau de mer, de densité D' également déterminée : la longueur 

 du ressort est alors /', et l'allongement de celui-ci est /— /', correspondant 

 à une différence de densité D — D'; l'appareil est alors prêt à servir, étant 

 étalonné. 



Voici un exemple de la sensibilité de rinslrumenl que j'ai faitconslruire à l'atelier 

 de l'Institut océanographique par notre mécanicien, M. Demoy. 



Le ressort se compose de 20 spires de ruban d'invar. Le ruban d'invar, qui m'a été 

 fort aimablement donné par M. Guillaume, a o"""',! d'épaisseur et o""",3 de largeur. 

 Les spires ont i5™'" de diamètre. 



L'expérience de tarage a été faite avec deux eanx de mer, l'une de densité i,028i5, 

 l'autre de densité i,o32iS. La diflerence de densité était donc de 'l,o3 millièmes, la 

 longueur de ressort, avec la première eau^ sousla pression du ilotteur, était de Si™™. 5o 

 et avec la seconde eau, i4o""',22. La dilTérence, c'est-à-dire l'allongement dû à une 

 variation de densité de 4 millièmes, était donc 58""", 72. 



Le cathétomèlre employé donne le centième de millimètre : il provient des ateliers 

 de la Société genevoise. On voit donc que l'instrument fournit environ une (lexion 

 de I j™" pour une variation d'un millième dans la densité; avec la sensibilité de l'ins- 

 trument cathétométrique, on peut donc connaître une densité à un millionième près, 

 précision qui n'est, le plus souvent, pas nécessaire. 



L'avantage du second appareil est dans la suppression de toute action 

 capillaire, et dans la rapidité de lecture : le ressort une fois « taré » comme 

 il est dit plus haut, tout se réduit à deux pointés et à deux lectures du 



