SÉANCE DU l3 MAI I912. l3l7 



ment à ma disposition par le Service géographique de l'armée. Le pendule 

 employé est un pendule réversible et inversable du général Defforges. 



La méthode d'observation a subi quelques modifications importantes. 

 Nous avons porté de 8 à iG le nombre des séries concourant à une même 

 détermination; le pendule osciUnnl pendant 24 heures autour d'un mcine 

 couteau avec un retournement toutes les 6 heures. Cette méthode, jointe 

 à la conlinailè des observations [sans aucune interruption pendant 

 4 jours (')J élimine entièrement les erreurs provenant des inégalités dans 

 les marches diurnes et nocturnes des diverses pendules de comparaison et 

 même les erreurs intermédiaires dans les valeurs de T — T' considéra- 

 blement diminués. 



L'éclairage de la pointe inférieure du pendule pour l'observation des 

 coïncidences a été fait à distance avec un collimateur donnant l'image 

 d'une fente lumineuse dans le plan de la queue du pendule. L'échauffement 

 provenant de ce fait a été rendu ainsi entièrement négligeable. 



Un perfectionnement que nous n'avons pu apporter, car il aurait fallu 

 construire sur un autre plan la cloche à vide, mais qui nous paraît d'une 

 certaine importance, serait le suivant : à chaque changement de série, 

 lorsqu'on fait rentrer l'air dans la cloche à vide, la température, par le fait 

 de la compression, s'élève d'environ 0°, 3; la cloche et le pendule 

 s'échauffent et, lorsqu'on fait le vide à nouveau, l'équilibre met longtemps 

 à s'établir puisqu'il ne peut s'établir que par rayonnement; le thermomètre 

 donne alors des indications légèrement erronées. On éviterait cet inconvé- 

 nient, si l'air pénétrant dans la cloche pour combler le vide était puisé 

 contre la paroi extérieure de la cloche; le refroidissement de celui-ci com- 

 penserait par conductibilité, à travers la paroi métallique, réchauffement de 

 l'air intérieur. La cloché devrait donc être à double paroi; l'air destiné à 

 combler le vide serait puisé dans l'intervalle des deux parois, d'ailleurs en 

 communication avec l'atmosphère, et qui servirait de chambre de décom- 

 pression. 



Dans toutes nos expériences le vide était voisin de 10"'"', et conservé 

 intégralement sans variation appréciable pendant chaque série. Le pendule 

 reposait par son support sur un fort pilier en maçonnerie à fondations 

 profondes, construit longtemps à l'avance dans chaque station. L'heure 

 était obtenue par échange de signaux téléphoniques avec l'Observatoire, et 

 précise à quelques centièmes de seconde. 



(') Même pendant 8 jours (Paris, 191 1)- 



G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N« 20.) 169 



