|346 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans le lube en S et rejoint le mercure à distiller; le tube en S forme alors un siphon 

 amorcé. Le courant de chauffage arrive à la borne I, passe par l'électrode M, le mer- 

 cure du tube H et du siphon, puis un fil de nickel L qui plonge dans le mercure de la 

 euvelle, et ensuite dans le dispositif de chaufl'age. Quand le niveau du mercure vient 

 à baisser suffisamment, dans la cuvette et dans le godet H, par suite de la distillation, 

 un ménisque de mercure finit par assurer seul le contact avec l'électrode de cuivre 

 amalgamé M. Il vient un moment où ce ménisque se brise et le courant est rompu 

 d'une manière très nette, avec une étincelle insignifiante, la distance entre l'élec- 

 trode M et le niveau du mercure devenant brusquement, et à travers le pétrole, de 

 l'ordre de a""". On règle facilement la position qu'il faut donner à l'électrode pour 

 que la distillation cesse quand la cuvette est vide. 



Il n'y a donc pas à craindre de rentrée d'air fatale, comme le moindre 

 oubli en produit si fréquemment avec l'appareil de MendélcefF. Je me sers 

 de cet appareil depuis deux ans avec pleine satisfaction. 



II y a lieu de remarquer, en passant, que le chauffage du liquide à distiller 

 au niveau même de la surface d'évaporation permet, dans le cas oi'i l'on 

 veut distiller des liquides facilement décomposables, de diminuer d'une 

 manière considérable la proportion de liquide décomposée. Chaque quan- 

 tité de liquide, égale à celle autour de laquelle est concentré le dispositif de 

 chauffage, n'est en elfet chauffée que pendant le temps nécessaire à sa dis- 

 tillation; la masse en attente reste froide. Ce système est évidemment très 

 supérieur à celui qui consiste à chauffer à la fois toute la niasse du liquide, 

 depuis le commencement jusqu'à la fin de la distillation. Je reviendrai 

 ailleurs sur ce point. 



OPTIQUE. — Mesure directe des différences de phase dans un inlerférométre à 

 faisceaux inverses. Application à l'étude optique des argentures transpa- 

 rentes. iN'ote de M. G. Sagnac, présentée par M. I^ippuiann. 



Il s'agit, par exemple, de mesurer la différence des phases y de deux 

 faisceaux interférents que produit l'écoulement de l'eau dans un tube de 

 Fizeau parcouru en sens opposé par les deux faisceaux. Dans son admirable 

 expérience de i85i, Fizeau renversait l'écoulement de l'eau; les franges de 

 son interféromètre se déplaçant alors de 2j' interfianges. Est-il possible 

 d'observerce phénomène d'entraînement des ondes lumineuses en laissant 

 invariable la vitesse d'écoulement de l'eau? D'une manière généi^ale, est-il 

 possible de mesurer une différence de phase y dans un interféromètre à 

 faisceaux sans avgir besoin de faire varier, ni d'intervertir cette différence 

 de phase? J'y réussis en modifiant tout simplement et rapidement le réglage 

 de mon interféromètre à lame d'air déjà décrit (^Comptes rendus, t. l.'iO, 



