l490 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'avons 

 pu suivre le programme du commandant Ferrie. 



Avant d'étudier la courbe, quelques mots sur les caractéristiques de notre 

 galvanomètre Nalder sont nécessaires : il a un très grand moment d'inertie 

 et, par suite de la position qu'il occupe dans le circuit, il est fortement 

 amorti. 



Suivons-le dans sa marche pendant une série de traits : le premier signal 

 donne une déviation pour ainsi dire instantanée et. pendant ce temps, on 

 n'a aucune impression sur le papier sensible; mais pendant les lo secondes 

 d'interruption, qui séparent deux signaux consécutifs, le galvanomètre 

 revient vers le zéro; et, comme l'amortissement est très grand, ce retour 

 est très faible (ii""") et très lent, ce qui donne sur la feuille un 

 court trait noir bien net. Le second signal trouve le galvanomètre à cette 

 position et c'est de ce nouveau point que sera comptée la deuxième dévia- 

 tion, et ainsi de suite; mais, pour une même variation de courant, les élon- 

 gations seront d'autant plus faibles qu'on sera plus loin de l'origine; c'est 

 ainsi que, par exemple, la première élongation atteint 48""", 5 ; le retour 

 vers le zéro pour cette élongation est de 1 1"™,5 ; la seconde élongation n'est 

 plus que 38""" et va ainsi diminuant jusqu'à la fin de la série. Pendant les 

 3 minutes de repos, le galvanomètre revient lentement au zéro et est prêt 

 pour la série suivante. 



Il convient donc de ne tenir compte, dans la discussion, que du premier 

 signal de chaque série. 



Pour éliminer autant qu'il est possible les variations du zéro, dues soit à 

 la variation du potentiel de la prise de terre, soit à la variabilité du potentiel 

 de l'antenne, les élongations pour chaque série sont comptées à partir du 

 point qu'occupe la trace photographique au commencement de chacune 

 d'elles. 



Si, d'autre part, nous comparons entre elles les traces laissées par le 

 galvanomètre revenant au zéro après le premier signal, nous voyons, qu'à 

 quelques dixièmes de millimètre près, ces traces ont toutes la même 

 longueur. 



Cette dernière remarque nous donne un contrôle de la constance du 

 circuit d'amortissement du galvanomètre (détecteur et self). 



Le Tableau ci-après nous donne les mesures que nous avons pu relever 

 et les heures correspondantes : 



