l588 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



auxiliaires portant, tracée suivant l'axe d'une de leurs faces latérales, une 

 échelle divisée dans le sens de leur longueur. En accolant d'abord direc- 

 tement les étalons auxiliaires par le procédé ordinaire de superposition, on 

 mesure la distance comprise entre deux traits choisis sur l'un et l'autre; puis, 

 en intercalant entre les étalons auxiliaires l'étalon à étudier, on mesure de 

 nouveau la distance des deux mêmes traits. La dilFérence des longueurs 

 ainsi obtenues fait ressortir sous certaines conditions de réglage la i^aleur 

 pratique de l'étalon. 



Des éludes particulières exécutées au moyen des franges d'interférences lumineuses 

 avaient permis d'apprécier l'excellente pianitude et le parallélisme très exact des 

 surfaces terminales des étalons Joliansson ; mais la méthode actuelle ne supposait 

 même pas (7 /j/7"o/'< celte impeccable construction, lui eilet, toute erreur provoquée 

 par un défaut de parallélisme serait apparue en signe inverse api es retournement face 

 jjour face de la pièce, et se serait éliminée dans la mojenne. En fait, la concordance 

 des mesures ellectuées dans les deux positions a constitué un contrôle précis de ce 

 parallélisme. 



Le seul point délicat des mesures était d'opérer cliaque fois sur une lonyueui' i|iii 

 se trouvât exactement normale aux faces terminales de l'étalon, sans pour cela s'ap- 

 puyer sur les arêtes latérales, desquelles on ne pouvait exiger une coïncidence stricte 

 avec cette direction. 



Nous avons ainsi mesuré deux étalons de loo""", un de k)""", deux 

 de 25°"", un de 5""" et cinq de i""°. Les déterminations, très concordantes 

 entre elles, ont attribué à tous les étalons des valeurs tellement voisines de 

 leurs valeurs de définition que les faibles écarts relevés, de quelques petites 

 fractions de micron, pourraient être atlribuables pour la pitqjart aux 

 erreurs d'expériences. De plus, les mesures exécutées sur des Idocs de 

 plusieurs étalons juxtaposés ont toujours fait ressortir très exactement les 

 sommes de leurs valeurs individuelles. Enfin, tous les étalons mesurés deux 

 fois par deux opérateurs différents, dans des conditions extérieures aussi 

 dissemblables que possibles, ont donné à quelques mois d'intervalle des 

 valeui"s sensiblement égales, qui prouvent en faveur à la fois de la stabilité 

 des étalons et de l'exactitude des mesures. 



Ecarts trom'és par rapport au.v valeurs de dcjiiiition. 



