lygS ACADÉMIE DES SCIENCES. 



A jiarl la i^rarulciir de reflel, les roneliisioiis sont les mêmes : le pliéiiomène 

 prédomiiiaiiL est de sens positif. 



J'ai leiiii il siu;naler dès maliiteiiani ces lésiiltals, parce qu'ils sui'fîsenlà 

 apporLer un Liouble profond tlans les idées (pTon se fait aeluellemenl de la 

 conductibililé élcclrique- 



MÉTROLOGIE. — Sur la mesure dp. petits étalons industriels à faces planes par 

 une méthode interfére.ntielle. Note (') de M. A. Pérard, présentée par 

 M. J. VioUe. 



Les étalons à étudier étaient les étalons Joliansson qui, par la perfection 

 de leurs surfaces terminales, se prêtent très Lien à ce genre d'étude. 



La méthode consistée disposer l'étalon entre deux glaces, celles d'un 

 interféromètrc, de dimensions suffisantes pour le déborder de chaque côté, 

 et à mesurer, par les franges d'interférences en lumière monochromatique, 

 la distance des glaces elles deux distances comprises entre chaque face de 

 l'étalon et la glace qui lui fait vis-à-vis. Ce procédé avait été proposé par 

 M. J.-R. Benoît, à l'occasion de la détermination d'une lame de quartz 

 de i"""; je l'ai modifié de façon à l'adapter à la mesure d'étalons opaques, 

 par l'envoi alternatif du faisceau lumineux dans les deux sens, sur l'une ou 

 sur l'autre face de l'étalon. La complication introduite de ce fait dans le 

 dispositif est largement compensée par l'avantage de lire de part et d'autre 

 un phénomène simple et parfaitement clair. 



Les sources lumineuses étaient une lampe à vapeur de mercure Cooper Hewill et 

 une lampe au néon établie par M. G. Claude en vue des expériences mélrologi((iies. 

 Le svslème dispersif, constitué par un prisme de Tliollon en deux parties raccordées 

 par tin miroir, mobile dans certaines conditions, séparait nettement les deux raies 

 jaunes de Tare au mercure et les raies de l'arc au néon. Les radiations utilisées étaient 

 les quatre raies principales du mercure et qualie raies choisies parmi celles du néon. 

 Dans ces dernières, j'ai admis |>our l'une d'elles la longueur d'onde X = oM-, 585 2/18 8G 

 trouvée par M. Irwin G. Priest et j'ai déteiminé rapidement par rapport à celle-ci 

 les trois autres : 



X = oH-,588i892, ?, = o!^, 594483 2, X = o^Go9GI54. 



L'étalon était Icnu entre les glaces au nioven d'un cadre étroit et mince rallaclié au 

 support de l'une d'elles par l'intermédiaire de trois vis susceptibles de régler son 



(>) Présentée dans la séance du 17 juin 1912. 



