SÉANCE DU 24 JUIN 1912. 1799 



orientalion et ses distances relatives. Dans chaque lunette on observait ainsi, au 

 centre, les franges produites en larae mince par réflexion entre la glace la plus proche 

 et la face antérieure de Tétalon très légèrement inclinée sur elle, et de chaque côté, les 

 franges semblables qui prenaient naissance entre les deu\ glaces. Des |)oints noirs 

 marqués sur les glaces, l'un au centre et les autres par paires symétriquement, 

 peimeltaient de préciser pour chaque radiation, tant sur l'étalon que sur les glaces, 

 l'excédent fractionnaire correspondant à ce centre. Le nombre entier des longueurs 

 d'onde était d'ailleurs relrou\é par le procédé dit des coïncidences. 



La mélliode fournissait tout d'abord un contrôle immédiat et très précis 

 de la construction de chaque pièce. La rectitude et la régularité des franges 

 produites entre les faces de l'étalon et les plans de verre très parfaits de 

 riuterféromètre donnaient la mesure exacte de la planitude de celles-là; et, 

 entre les glaces, amenées au parallélisme par l'uniformité de teinte, il était 

 facile de juger du parallélisme des surfaces métalliques par la possibilité 

 d'obtenir aussi sur elles simultanément l'uniformité de teinte avec un 

 réglage convenable. 



J'ai étudié ainsi et mesuré cin(j étalons de 5""" et cinq de i""". Mention- 

 nons en passant leur excellente construction. Les mesures exécutées sur 

 une même pièce dans des conditions aussi différentes que possible n'ont 

 jamais donné que des écarts de ~ à -^ de micron par rapport à la 

 moyenne. 



Mais les nombres trouvés doivent être affectés d'une double correction 

 provenant : 1° de la position des plans de réflexion; 2" du mode d'emploi des 

 étalons, i" Les surfaces optiques, où se produisent, en moyenne, les 

 réflexions des diverses radiations, ne co'incident pas rigoureusement avec 

 les surfaces mécaniques ou réelles. Ce phénomène est Jjien connu pour 

 les surfaces métalliques; il s'exprime plus exactement en disant que la 

 perte de phase par réflexion n'est pas rigoureusement |. 2° Chaque 

 étalon est destiné à être employé par superposition, soit avec d'auires 

 étalons, soit avec des becs qui le transforment en calibre à fourche. Dans 

 tous ces emplois, la valeur pratique d'un étalon, définie dans une Note 

 précédente, pourra être légèrement différente de sa valeur théorique ('). 

 Pour établir en bloc la valeur de cette double correction, j'ai effectué la 

 mesure de sommes de plusieurs étalons, au nombre de deux, trois ou cinq, 

 accolés les uns aux autres de la manière indiquée par le constructeur, en 

 procédant par glissement progressif des surfaces laissées enduites à peine 



(') Comptes rendus, même Tome, p. 1087. 



