L'AZOTE LIBRE ET LES PLANTES. 77 



centrée de potasse ' ; enfin une trompe à mercure ZZ et un volu- 

 mètre UR, disposé de manière à recevoir les gaz que débitera 

 la trompe. Les caoutchoucs qui raccordent les diverses parties 

 de l'appareil sont, comme toujours, immergés dans du mercure 

 ou, ainsi qu'il est permis pour une installation de courte durée, 

 simplement dans de l'eau. Le tuyau de plomb :: est fixé à la 

 trompe avec du mastic Golaz; ce joint tient parfaitement le vide. 

 Les tubes n. et Q sont reliés par un caoutchouc p dont, à cer- 

 tains moments, on aura à mettre le milieu à l'air libre en abais- 

 sant le manchon 7Ji.- on peut alors fermer le caoutchouc en le 

 serrant avec une pince, mais ses extrémités ne cessent pas 

 d'être immergées. 



Les gaz extraits par la pompe arrivent en N, puis passent à 

 travers les tubes Q, S, U, et sont introduits par la pompe dans 

 le volumètre RR. L'amiante du tube Q est destinée à retenir les 

 traces d'ammoniaque que renferment les gaz. Le tube de 

 Bohême S, chauffé au rouge, arrête l'oxygène sur le cuivre; les 

 gaz carbures et l'hydrogène, s'il s'en présente, sont brûlés par 

 l'oxyde. L'absorbeurU retient intégralement l'acide carbonique; 

 il comprend deux tubes parallèles u et u'; le tube u a 3 ou 4 mil- 

 limètres de diamètre intérieur; les bulles gazeuses, séparées 

 par de petites colonnes de dissolution de potasse, cheminent 

 dans H, abandonnent le liquide dans la boule b et passent dans 

 la trompe; le réactif revient par u' de b vers b' pour s'engager 

 de nouveau dans u avec du gaz. Le- gaz sortant de U est de 

 l'azote pur. Le volumètre RR est celui de M. Schlœsing père. 

 L'azote y est mesuré sous un volume constant, volume qui est 

 ici d'environ 1,300'""; les longueurs des colonnes mercurielles 

 (compris celle du baromètre), d'où l'on déduit la pression du 

 gaz, sont lues à moins d'un dixième de millimètre près ; la tem- 

 pérature du gaz est appréciée à moins d'un 50® de degré; nous 

 estimons que sur chaque volume d'environ 1,300 '■'^, il n'est 

 commis qu'une erreur inférieure à un demi-centimètre cube, 

 soit à ^,. 



Analyses rapides des gaz de rallonge^ exécutées au cours des 



^. Dans les recherches de 1890, cet alisorbeur n'a pas été employé. Le gaz 

 mesuré dans le volumètre à la fin d'une expérience était un mélange d'azote et 

 d'acide carbonif|ue; on en déterminait la composition avec le plus grand soin et 

 l'on calculait, d'après cette composition, le volume de l'azote extrait. 



