mODIFICATIONS A L'APPAREIL VIDE-HYDROGENE 



POUR 

 LES CULTURES ANAÉROBIES EN MILIEUX LIQUIDES 



par RENÉ LEGROUX. 



L'appareil, nécessitant l'emploi du vide et de l'hydrogène, 

 décrit par M. Roux en 1887, et qui, depuis, n'a cessé d'être 

 utilisé couramment pour les cultures anaérobies, présente deux 

 inconvénients que nous avons cherché à éviter. La manœuvre 

 successive de deux robinets, pour l'arrivée de l'hydrogène et 

 pour le vide, est incommode lorsqu'il faut opérer rapidement. 

 D'autre part, les canalisations sont souvent remplies par l'eau 

 due à l'évaporation, sous le vide, des bouillons de culture; 

 cette eau, chassée par le courant d'hydrogène, mouille le coton 

 et parfois pénètre jusqu'au milieu nutritif. 



Nous remplaçons les deux robinets par un seul, branché à la 

 suite de l'appareil producteur d'hydrogène (appareil de Kipp, 

 appareil de Roux, etc.); ce robinet a trois voies, deux latérales, 

 une verticale. Parla voie latérale gauche, on relie le robinet au 

 flacon laveur de Durand et l'on met en communication la voie 

 latérale droite avec la trompe à eau. La partie centrale tour- 

 nante du robinet porte une tétine oii sort la voie verticale; 

 cette voie met alternativement en relation les voies latérales 

 avec le tube de culture. Une seule manette, assez longue, 

 commande ces différents temps. 



Afin d'éviter la présence de l'eau dans la canalisation, il est 

 d'abord préférable d'employer des tuyaux de caoutchouc à vide 

 et non des tuyaux métalliques; puis, on placera à l'extrémité du 

 caoutchouc destinée à porter le tube de culture un réservoir 

 condensateur de vapeur d'eau. Ce réservoir doit être petit, 

 pour ne pas prendre trop d'hydrogène à l'appareil producteur; 

 il doit être démontable, afin d'être facilement vidé ; on le réalise 

 avec un tube de verre de 15 millimètres de diamètre et de 

 7 centimètres de long; les deux ouvertures reçoivent chacune 



