Instrumente, Präparations- und Conservationsmethoden etc. 389 



bewerkstelligt , und es kann , da ein Schraubenumgang den Schlitten 

 um 0,3 mm verschiebt, eine Abtheilung der Scheibe also 0,01 mm 

 Hebung angibt, das Object erforderlichen Falles mittels Schätzung von 

 Bruchtheilen eines Intervalles in Schnitte von entsprechender, weniger 

 als 0,01 mm betragender Dicke zerlegt werden. 



Soll unter fortdauernder Benetzung der Schnittfläche gearbeitet 

 werden, so lässt sich zur Seite des Mikrotomes leicht ein Tropfapparat 

 aufstellen, während die ablaufende Flüssigkeit mittels eines unterhalb 

 der Klammer angebrachten Schälchens aufgefangen werden kann. 



Auch ein Gefrierapparat kann leicht mit dem Instrumente ver- 

 bunden werden und wird ein solcher ebenfalls von Dr. Zeiss auf 

 Verlangen geliefert. Derselbe besteht aus einem dünnwandigen Metall- 

 kästchen . welches mittels eines mit entsprechendem Zapfen versehenen 

 Trägers an Stelle der Klammer in den Klotz k eingesetzt werden kann. 

 In dieses Kästchen, welches zur Verhinderung der Wärmezuleitung von 

 der Masse des Mikrotomes aus durch eine Filzlage von seinem Träger 

 getrennt ist, wird mittels eines zur Seite des Mikrotomes aufgestellten 

 Spritzapparates mit kleinem Gummiblasbalg zerstäubter Aether ein- 

 geblasen und so das auf die Deckplatte des ersteren aufgelegte Object 

 zum Ge- und Anfrieren gebracht. 



Der Preis des Mikrotomes beträgt 110 Mark, der des Gefrier- 

 apparates 12—15 Mark. 



